398 Gebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. XXIV, 4. 



vorbei gelangenden Lichtes je nach ihrer Struktur in dieses ab und 

 werden so hell auf dunkelm Grunde sichtbar. Die Ansicht älterer 

 Autoren , daß hier die Zurückwerfung der Strahlen durch Total- 

 reflexion an der oberen an Luft grenzenden Deckglasfläche die Er- 

 hellung des Objektes bewirke, ist irrig, wie sich schon aus der 

 Verwendbarkeit von (allerdings künstlich in ihrer Apertur beschränkten) 

 homogenen Immersionen mit dieser Art der Beleuchtung ergibt (vgl. 

 Gebhardt, Über rationelle Verwendung der Dunkelfeldbeleuchtung; 

 diese Zeitschr. Bd. XV, p. 289). Diese zuerst nur für schwache 

 Systeme vorgeschlagene Art der Dunkelfeldbeleuchtung wird noch 

 heute, und zwar noch mit den stärksten Trockensystemen, als gut 

 brauchbare, ja für viele Zwecke, z. B. Sichtbarmachung lebender Bak- 

 terien häufig beste Methode empfohlen. Selbstverständlich müssen 

 die zentralen Blendscheiben im Kondensor um so größer sein, je größer 

 die numer. Apertur des Beobachtungssystems ist. Ref. hatte selbst 

 in Gemeinschaft mit Herrn Fritz Müller von der ZEisschen Werk- 

 stätte die vorteilhaften Größen seinerzeit nicht nur für die Zeiss sehen 

 Trockensysteme, sondern auch für einige Immersionen empirisch be- 

 stimmt (1. c). Doch ist die Anwendung der Immersionen nicht von 

 entsprechend großem Vorteil begleitet, weil bei ihrem Gebrauch die 

 bei Verwendung der Trockensysteme das dunkle Gesichtsfeld sichernde 

 Totalreflexion stark schräger, direkter Strahlen an der oberen Deck- 

 glasfläche unterbleibt, weshalb es bei Verwendung ausgedehnter Licht- 

 quellen bisweilen schwer wird, mit Immersionen ein dunkles Sehfeld 

 zu bekommen, dann aber auch, weil man eben gezwungen ist, ihre 

 höhere Apertur künstlich durch Einsatzblenden auf etwa 1*0 bis l'lO 

 zu beschränken, um dem Beleuchtungssystem die zur ringförmigen 

 Beleuchtung nötige Öffnungsüberlegenheit zu verschaffen. Der wesent- 

 liche, noch heute unverändert bestehende Vorteil dieser von Siedentopf 

 als „Dunkelfeldbeleucktung durch Abbiendung im Immersionskonden- 

 sor" unterschiedenen und „zur bequemen Aufsuchung lebender Bak- 

 terien, zur Blut- und Serumprüfung etc." empfohlenen einfachen 

 Einrichtung besteht in der Verwendbarkeit gewöhnlicher Objektive 

 und auch weniger intensiver künstlicher Lichtquellen : Gasglühlicht 

 ist z. B. vollkommen ausreichend. Es wird dabei die Verwendung 

 des gewöhnlichen dreilinsigen Kondensors von 1 '40 numer. Apertur 

 mit einer 24 mm großen Zentralblende empfohlen. Der Kondensor 

 wird durch Zedernöltropfen (schlechter Wasser) mit der Objektträger- 

 unterfläche verbunden. Als stärkste Trockensysteme werden F oder 

 noch besser Apochromat 3 mm numer. Apertur 0*95 empfohlen (vgl. 



