10 Ambronn: Über Institute für wissenschaftliche Mikroskopie. XXIV, 1. 



In der unter I. aufgeführten Vorlesung werden die einzelnen 

 Aufgaben in nachstehender Reihenfolge behandelt: 



A. Elementare geometrische Optik mit besonderer Berücksichti- 

 gung des Strahlenganges im zusammengesetzten Mikroskop. Theorie 

 der Beleuchtungsapparate. Lichtstärke in optischen Instrumenten. 

 Bedeutung der Apertur- und Sehfeldblenden. Lage der Pupillen, ihr 

 Zusammenhang mit der Fokustiefe und der Genauigkeit der Messungen 

 (telezentrischer Strahlengang). Lage der Kardinalpunkte beim Ob- 

 jektiv, Okular und ganzen Mikroskop. Elementare Darstellung der 

 sphärischen und chromatischen Aberrationen. Einfache Beispiele für 

 die Hebung dieser Fehler. Verschiedenheit der Forderung für die 

 Korrektion bei Objektiv und Okular. Aplanatismus und Sinus- 

 bedingung. Bedeutung der Deckglasdicke und der Tubuslänge. 

 Öffnungswinkel der Objektive ; numerische Apertur ; Bedeutung der 

 Totalreflexion für die Beschränkung der numerischen Apertur und 

 für die Dunkelfeldbeleuchtung. Bestimmung der Brechungsexponenten 

 mikroskopischer Objekte. 



B. Abbe sehe Theorie der mikroskopischen Bilderzeugung. Ele- 

 mentare Darstellung der Beugungserscheinungen , soweit sie für das 

 Mikroskop in Betracht kommen. Auflösungs- und Definitionsvermögen. 

 Objekte mit absorbierenden Struktureinzelheiten und solche, bei denen 

 die Struktureinzelheiten nur durch Abweichungen im Brechungs- 

 vermögen abgebildet werden können ; darauf beruhende Verschieden- 

 heit in den Bildern. Erweiterung der Grenzen der mikroskopischen 

 Wahrnehmung. Ähnlichkeit von Objekt und Bild. 



C. Besprechung der wichtigsten Nebenapparate : Zeichen-, Meß-, 

 Zählapparate ; Spektralapparate für mikroskopische Beobachtungen. 

 Apparate zur Prüfung des Mikroskops, Testplatte, Apertometer. Ein- 

 richtungen zur Herstellung der Dunkelfeldbeleuchtung. Binokulare 

 Mikroskope. 



An diese mehr theoretische Vorlesung schließen sich die unter IL 

 angeführten Übungen an. Nach Erläuterung der mechanischen Teile 

 am Modell (Mikrometerbewegung, Zahn- und Triebbewegung, Objektiv- 

 wechsler, bewegliche Objekttische usw.) wird die Handhabung der 

 einzelnen Apparate etwa in folgender Reihe geübt: 



1) Beleuchtungsapparate für durchfallendes Licht, richtige Wahl 

 der Öffnung und Richtung der Beleuchtungskegel. 2) Zeichenappa- 

 rate , verschiedene Methoden des Zeichnens ; Bestimmung der Ver- 

 größerung mittels der Zeichenapparate. 3) Meßapparate , Okular- 

 und Objektmikrometer; Dickenmessung mittels der Mikrometerschraube. 



