XXIV, 4. Gebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. 409 



struktion oder Preis geändert haben, und ferner Kostenanschläge 

 für die Gesamteinrichtungen. 



Von derselben Werkstätte liegt ferner vor: Ein Prospekt mit 

 Abbildungen ohne nähere Beschreibung über Kristallisations- 

 mikroskope zur Ausführung der Lehmann sehen Versuche mit 

 „flüssigen Kristallen", sowie über Einrichtungen zur Moment- 

 photographie und zur Projektion der Erscheinungen an flüssigen 

 Kristallen. 



Ein weiterer Prospekt bespricht ein bisher nur mit dem 

 Epidiaskop verwendetes Projektionsmikroskop für schwache 

 Vergrößerungen in seiner Anwendung sowohl am Epidiaskop wie 

 auch an dem großen Mikro- und Makro-Projektionsapparat. 



Von weiteren Druckschriften der gleichen Werkstätte liegen 

 vor: Eine Gebrauchsanweisung für das ausschließ- 

 lich der Mikrophotographie und Mikroprojektion 



dienende „lichtstarke Sammellinsensystem", eine 

 ausführliche Beschreibung des Epidiaskops selbst, 

 eine Aufzählung der gegenwärtig gefertigten Blut- 

 körper-Zählapparate mit Abbildungen verschie- 

 dener gebräuchlicher Kammerlineaturen, endlich 

 ein Prospekt über Apparate zur Projektion von 

 Spektralversuchen. 



Auch die optische Werkstätte von E. Leitz 

 in Wetzlar bietet jetzt eine Einrichtung zur 

 Dunkel feldbeleuchtung oder richtiger zur 

 I'ltramikroskopie mit k n a x i a 1 e r A n - 

 r d n u n g (s. oben !) an. Sie beruht gleichfalls vollständig auf dem schon 

 von Siedentopf angewandten Prinzip der Verwendung eines Beleuch- 

 tungssystems von kleinerer Apertur als das verwendete Beobachtungs- 

 objektiv, welches entsprechend zentral abgeblendet wird. „Als Licht- 

 quelle dienen elektrisches Bogenlicht oder die Sonne, ein besonderer 

 Beleuchtungsapparat mit Blenden vermittelt die Beleuchtung. — Hinter 

 den optischen Teil eines Objektives wird eine federnde Stempelblende 

 (Fig. 10) geschraubt, welche sich gegen die Hinterlinse setzt. Hierzu 

 kann jedes unserer Immersionsobjektive mit Vorteil verwandt werden." 

 Die Beschreibung ist nicht ganz klar. Offenbar soll das Immersions- 

 objektiv zur Beobachtung, nicht etwa zur Beleuchtung, etwa als 

 Immersionskondensor, dienen. Es liegt hier also die uns schon be- 

 kannte Abbe -Siedentopf sehe Umkehrung der früher zur Dunkelfeld- 

 beleuchtung getroffenen Anordnung vor, indem nicht wie sonst die 



10. 



