412 Gebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. XXIV, i. 



gegen die optische Achse geneigtes Glasplättchen die Beleuchtung ver- 

 mittelt, indem es die durch eine seitliche, mit Beleuchtungslinse ver- 

 sehene Öffnung eintretenden, von der Lichtquelle kommenden Strahlen 

 nach der Oherfläche des Objektes hin reflektiert, während es ander- 

 seits die Beobachtung von oben her erlaubt. Zu diesem Strahlen- 

 gang, den die der Beschreibung beigegebene Figur deutlich ausdrückt, 

 ist zu bemerken, daß auch von dem seitlich eintretenden, zur Objekt- 

 beleuchtung verwendeten Licht ein erheblicher Teil verloren gehen 

 muß, der im Innern des Illuminators unschädlich gemacht wird. Ks 

 ist das nämlich gerade derjenige Teil, der das Glasplättchen ohne 

 Reflexion durchdringt, und somit entspricht er genau in seinem Ver- 

 hältnis zum Glasplättchen dem zur Bilderzeugung verwendeten Teil 

 des vom Objekt ausgehenden Lichtes, welcher ja auch das Plättchen 

 durchdringt, während ein großer Teil, auch der Objektstrahlen, und 

 zwar in der Richtung nach der Lichtquelle zu, am Plättchen reflektiert 

 wird und so der Bilderzeugung verloren geht. Es soll damit keines- 

 wegs gesagt werden, daß dieser Illuminator darum hinter den anderen 

 bekannten Konstruktionen irgendwie theoretisch oder praktisch zurück- 

 steht, vielmehr kranken sie alle, ob sie nun Prismen, Spiegel oder 

 wie hier 45°-Plättchen benützen, an sehr erheblichen, zurzeit noch von 

 keinem, soviel mir bekannt, ganz vermiedenen Nachteilen, so daß 

 sich bei der heutigen Bedeutung der technischen, mikroskopischen 

 Materialprüfung hier für den Konstrukteur noch eine sehr dankbare 

 Aufgabe darbietet. Zurzeit ist es immer noch stark Frage der 

 Geschicklichkeit des Beobachters bezw. Mikrophotographen, ob er mit 

 den bestehenden Konstruktionen brauchbare Resultate erhält. Sollte 

 vielleicht die im Abbe sehen stereoskopischen Okular verwendete 

 „sehr dünne" Luftschicht zwischen zwei Prismen gute Resultate er- 

 geben? Lohnen würde der Versuch jedenfalls, eine Regulierbarkeit 

 der Dicke der Luftschicht wäre dabei sehr wesentlich. 



Bezüglich der Auswechselvorrichtungen für die Objektive hat die 

 letzte Zeit nichts wesentlich Neues gebracht: der Revolver, in ge- 

 ringerer Verbreitung auch die Objektivzange, als Sclmellwechsel- 

 vorrichtungeu, der Schlittenobjektivwechsler als besonders zur Mikro- 

 photographie geeigneter Wechselapparat (wegen der Möglichkeit, 

 durch seine Stellungen die geringen individuellen Ungleichheiten der 

 Objektivfassungen zu korrigieren und so absolut konzentrische Ge- 

 sichtsfelder, unbeschadet des Objektivwechsels, sich zu sichern, zu- 

 gleich beliebig viele Objektive rasch wechselfähig zu machen) 

 beherrschen noch immer den Markt. 



