XXIV, 4. Gebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. 413 



Den dem Revolver analogen Okularwechselapparaten, den 

 sogen. Okularrevolvern, steht die Mehrzahl der Werkstätten noch 

 immer ablehnend gegenüber, während sie andere dauernd in ihren 

 Preisverzeichnissen führen. Allerdings ist ja die Mühe des Okular- 

 wechsels auch ohne sie nicht nennenswert, immerhin wird durch sie 

 das ständige Bereithalten eines zweiten Okulars erleichtert. Wichtiger 

 als der Wechsel der Vergrößerung dürfte übrigens dabei häufig der 

 Wechsel eines gewöhnlichen mit einem Mikrometer — Analysator — 

 oder sonst speziellen Okular sein. Ganz neuerdings bietet auch Leitz 

 einen Okularrevolver oder besser ein Revolverokular an , bei dem 

 nur die Augenlinsen wechseln , während die untere Linse im Tubus 

 bleibt. Die Konstruktion der Revolverokulare im optischen Teil 

 muß hier also eine derartige sein, daß sie das Gleichbleiben der 

 unteren Linse ohne Schaden für die Bildwirkung erlaubt und daß 

 auch entsprechende Linsenabstände trotz des Wechsels gewahrt 

 bleiben, um Schädigung der optischen Wirkung und den Wechsel des 

 Gesichtsfeld-Blendenortes zu vermeiden. 



Das Verzeichnis der von der optischen Werkstätte Ernst Leitz 

 in Wetzlar gebauten Mikroskope weist neben den bereits erwähnten 

 Konstruktionen auch sonst manches Neue und Eigenartige auf. Wir 

 erwähnen die verschiedenen Reisemikroskope, deren Herstellung 

 überhaupt neuerdings von verschiedenen wieder aufgenommen wurde, 

 nachdem sich die ersten Konstruktionen dieser Art jahrzehntelang 

 nur sehr geringer Nachfrage erfreut hatten ; ferner das horizontal 

 und vertikal verstellbare Ablesemikroskop. Bemerkenswert scheint 

 mir die Konstruktion des zum Herumgeben im Auditorium eingerich- 

 teten Demonstrationsmikroskopes , weil es sich erstens durch eine 

 sehr bequeme Handhabe in Gestalt der ausgebogenen Stativsäule, 

 zweitens aber, weil es sich durch die Möglichkeit der Anbringung 

 eines Beleuchtungssystems vorteilhaft auszeichnet, ohne welches eben 

 starke und mittlere Objektive selbst bei dieser Gelegenheit nur un- 

 vollkommen auszunützen sind , gar nicht zu reden von dem Nutzen 

 des auf diese Weise auch anwendbaren polarisierten Lichtes bei 

 histologischen und noch mehr mineralogischen Demonstrationen im 

 Auditorium. Ich möchte diese Gelegenheit zu einem weiteren längst 

 wohl allgemein gehegten Wunsch nicht vorübergehen lassen, nämlich 

 dem , daß es gelingen möge , diese Demonstrationsmikroskope auf 

 Wunsch auch mit einer wohlfeilen mikrometrischen Einstellung zu 

 versehen, deren Benutzung das Präparat nicht gefährdet, vor allem 

 auch mit einer besseren Einrichtung zum Eixieren des Präparates, als 



