416 Gebhai - dt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. XXIV, 4. 



Diapositivprojektion wesentlich wichtiger ist, als für Mikroprojektion 

 mit starken Vergrößerungen, in welch letzterem Falle es viel mehr 

 auf die spezifische als auf die absolute Helligkeit der Lichtquelle 

 ankommt. Ref.). Ein wichtiges Charakteristikum des Apparates bildet 

 die Anordnung einer optischen Bank, die bei der Mikroprojektion 

 mit schwächeren Vergrößerungen auch zugleich teilweise die Funk- 

 tionen des Mikroskopstativs übernimmt. Dieser optischen Bank werden 

 für Mikroprojektion die einzelnen Mikroskopteile, für Diapositiv- 

 projektion Plattenträger und Projektionsobjektivträger aufgesetzt; im 

 letzteren Falle wird durch eine ausgiebige Kröpfung der Bank für 

 genügenden Raum zum vertikalen Diapositivwechsel gesorgt. Der 

 Wechsel selbst ist durch einen Universal-Schnellwechsler erleichtert, 

 der die Anwendung von 9X12 und beliebig kleineren Platten ge- 

 stattet. Noch größere Formate lassen sich in horizontaler Lage bei 

 anderer Einstellung des Apparates gleichfalls projizieren (vgl. unten !). 

 Bei der episkopischen Projektion beleuchtet die mit dem Sammel- 

 linsensystem in 45°- Neigung gegen die Horizontale eingestellte Lampe 

 das Objekt direkt; die Abbildung findet mittels 45°-Spiegels und 

 mit seiner Achse horizontal stehenden, projizierenden Objektivs statt. 

 Ein besonderer Vorzug des Apparates ist die Möglichkeit der „seit- 

 lichen episkopischen Projektion". (Angewendet bei Objekten, welche 

 aufrecht in Flüssigkeiten aufbewahrt werden, oder wegen ihrer Größe 

 nicht auf den Tisch gebracht werden können, z. B. ein Rumpfteil 

 eines stehenden lebenden Menschen.) Für die Projektion einzelner 

 Objekte werden diese dabei auf einem besonderen seitlichen Tisch 

 untergebracht. Dieser ist mit dem großen Tisch verbunden und 

 kann mittels einer zylindrischen Führungsstange bis in geeignete Höhe 

 gehoben werden. Zur Projektion horizontal in Flüssigkeit liegender 

 Objekte, sowie größerer Schnitte und Diapositive als 0X12 (bis 

 21X21 cm) dient die Einstellung auf „diaskopische Projektion für 

 horizontal liegende Objekte". Bei derselben wird nach ausgiebiger 

 Senkung der horizontal bleibenden Lampe das Objekt von unten her 

 mittels 45°- Spiegels durchleuchtet; ein zweiter 45°- Spiegel steht 

 dann jenseits des Objektes vor dem mit seiner Achse hier vertikal 

 stehenden Projektionsobjektiv. Der Apparat wird auch mit Ein- 

 richtung zur Spektralprojektion geliefert. 



Außerdem werden noch zwei weitere weniger universelle Appa- 

 rate angezeigt, einer für Mikro- und Diapositivprojektion und einer 

 für letztere allein. Der ersterwähnte, der sich also von dem großen 

 Apparat durch den Mangel der Möglichkeiten zur episkopischen und 



