XXIV, 2. 



Siedentopf: Paraboloicl - Kondensor. 



107 



statt durch Brechung' gesammelt werden. Zur Beobachtung werden 

 mittelstarke Trockensysteme benutzt; am besten ist hier das Ob- 

 jektiv DD mit Korrektionsfassung von Zeiss. Die besten Resultate 

 werden erzielt, wenn dieses Objektiv mittels einer kleinen Zentrier- 

 vorrichtung am Tubus angeschraubt wird, denn mit Hilfe dieser 

 kann der Fokus des Paraboloids mit dem des Objektivs zusammen- 

 gebracht werden. 



Starke Kompensationsokulare (Nr. 12 oder 18) vervollständigen 

 die optische Ausrüstung. Als Lichtquellen sind nur künstliche zu 

 empfehlen: Gas -Spiritus -Glühlicht, Nernst- Licht oder am besten 

 elektrisches Bogenlicht. Mittels einer sogen. Schusterkugel, welche 

 in je 15 cm Abstand zwischen Lichtquelle und Mikroskopspiegel 





36 







zx 



steht , wird auf letzterem ein Bild der Lichtquelle entworfen und 

 gleichzeitig für die Abhaltung schädlicher Wärme vom Präparat ge- 

 sorgt. Praktische Demonstrationen an frischem Spirochätenmaterial 

 haben die Zweckmäßigkeit dieser Methode dargetan. 



Bei Anwendung von Sonnenlicht oder von elektrischem Bogenlicht 

 und vorteilhaft unter Benutzung des früher 1 angegebenen Mikroskop- 

 aufsatzes für gleichzeitige subjektive und objektive Beobachtung ist 

 die Beleuchtung mit diesem Paraboloid- Kondensor intensiv genug, 

 um die Herstellung von Momentmikrophotographien lebender Bakterien 

 zu gestatten. 



p. 325 



) Siedentopf, H., Zeitschr. f. Elektrochemie (1906), p. 593 und (1907), 



