Band XXIV. Heft 3. 



[Aus der optischen Werkstätte von C. Reichert in Wien. 



Neuerungen an Spiegelkondensoren. 



Von 



Oskar Heimstädt. 



Hierzu 7 Textabbildungen. 



Spiegelkondensoren mit veränderlicher Stempelblende. 



Das große Interesse , welches dem Spiegelkondensor der Firma 

 C. Reichert sofort nach seiner Bekanntgabe entgegengebracht wurde, 

 bekundete sich hauptsächlich dadurch, daß von wissenschaftlicher 

 Seite zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung dieses Instrumentes 

 gemacht wurden. 



So wurde auch von verschiedenen Seiten angeregt, den Spiegel- 

 kondensor so umzugestalten , daß auch mit Immersionssystemen 

 beobachtet werden könne. Diese Umgestaltung hätte in sehr ein- 

 facher Weise durch Vergrößerung der Stempelblende des gewöhn- 

 lichen Kondensors bewirkt werden können. Theoretische Betrach- 

 tungen zeigten zwar, daß diese Veränderung in bezug auf die 

 Lichtstärke der Anordnung von nachteiligem Einfluß sein mußte, da 

 das Maximum der Helligkeit eines Ultramikroskopes dann erreicht 

 erscheint, wenn die numerische Apertur des Beobachtungsobjektives 

 ungefähr den Wert 1 besitzt. 1 Auch das „Auflösungsvermögen'" 



1 ) Vorn Verfasser : Spiegelkondensoren für ultramikroskopische Beob- 

 achtungen (Zeitschr. f. Chemie u. Industrie der Kolloide, Jahrg. I, 1907, 

 Heft 9). 



Zeitsehr. f. wiss. Mikroskopie. XXIV, 3. IG 



