23 l 



tleimstiidt: Neuerungen an Spiegelkondensoren. XXI V.:;. 



eines derartigen Ultramikroskopes kann nicht größer sein als das 

 eines solchen mit Trockenobjektiv, da die auflösende Kraft bei Be- 

 leuchtung mit „äußeren" und Beobachtung mit „inneren" Bündeln 

 von der Apertur des Beobachtungsobjektives vollständig unabhängig 

 ist, vorausgesetzt, daß die lichtgebenden Randpartien des Kondensors 

 eine genügende Breite besitzen. Außerdem kam in Betracht , daß 

 bei größerer innerer Abbiendung des Beleuchtungsapparates durch 

 eine feste Blende die Verwendungsfähigkeit des Kondensors in 

 Verbindung mit Trockenobjektiven sehr herabgesetzt werden mußte. 

 Dieser Nachteil, welcher am meisten gegen eine derartige Neu- 

 einrichtung sprach, wurde aber bald beseitigt durch die Konstruktion 

 einer Stempelblende mit veränderlichem Durchmesser. Bei dieser 

 Konstruktion ist das bekannte Prinzip der Irisblende nutzbar 



1. 



gemacht, nur arbeitet diese geradezu umgekehrt, wie die hier ver- 

 wendete Blende. Die Plättchen P der Stempelblende B (Fig. 1) 

 treten über den Rand der obersten Platte, sobald der Hebel H 

 in einer bestimmten Richtung um die Achse T gedreht wird. 

 Der Hebel steht durch die Achse T mit der obersten Platte des 

 Blendengehäuses in fester Verbindung. Bei einer Drehung dieser 

 Platte schieben sich die einzelnen Lamellen nach außen, so daß ihre 

 Ränder annähernd einen Kreis bilden, welcher die Größe der Öffnung 

 des Spiegelkondensors erreichen kann. 



Die optische Einrichtung dieses Beleuchtungsapparates, welcher 

 die Bezeichnung „Spiegelkondensor 0" trägt, ist dieselbe wie bei 

 dem gewöhnlichen Spiegelkondensor Typus A. Die Objektträger 

 müssen ebenfalls die Dicke von 2 mm haben. Auch die Lichtquellen 

 sind von derselben Art wie bei den Spiegelkondensoren A und B. 



