XXIV, 8. Heim städt: Neuerungen an Spiegelkondensoren. 239 



welches die direkten Strahlen der Lichtquelle von dein Präparat 

 abhält. Beim Gebrauch wird die Vorrichtung so auf den Mikroskop- 

 tisch gelegt, daß der Kegelstumpf durch die Tischöffnung hindurch- 

 geht. Da der Durchmesser der größeren Grundfläche des Kegel- 

 stumpfes eine Länge von 14'6 mm hat, so muß die Öffnung des 

 Tisches mindestens 15 mm betragen, eine Forderung, die wohl bei 

 jedem Mikroskop erfüllt ist. Auf der Oberseite der Glasplatte ist 

 mit Diamant eine Marke eingeritzt, welche die Achse des Kegel- 

 spiegels angibt. Mit Hilfe eines schwachen Objektives wird diese 

 Marke in die Mitte des Gesichtsfeldes und dabei gleichzeitig die 

 Spitze des Lichtkegels in die Marke gebracht. Dies geschieht durch 



4b. 



Hin- und Herbewegen des Mikroskopspiegels, auf dessen ebene Fläche 

 die Strahlen der Lichtquelle fallen. Es ist anzuempfehlen, eine starke 

 Beleuchtungslinse zwischen die Lichtquelle und den Mikroskopspiegel 

 zu schalten, wodurch vor allem die beleuchtete Fläche des Präparates 

 vergrößert wird. 



Das Präparat kann ohne Objektträger auf die Oberfläche 

 des Beleuchtungsapparates gebracht werden. Es entfällt dann die 

 Herstellung einer Immersion , wie sie beim Gebrauch von Objekt- 

 trägern nötig ist. Diese Einrichtung stellt somit den denkbar ein- 

 fachsten ultramikroskopischen Apparat dar, der aber unbeschadet 

 dessen vollkommen einwandfreie Resultate gibt. 



Er hat aber den schwerwiegenden Nachteil, daß der auf diese 

 Weise mit dem Beleuchtungsapparat verbundene Objektträger nur 

 um geringfügige Beträge verschoben werden kann. Die Grenzen 



