240 Heimstädt: Neuerungen an Spiegelkondensoren. XXIV, .;. 



der Verschiebungsmöglichkeit sind dabei durch die Größe des Licht- 

 scheines gegeben, welchen der Kegelspiegel im Präparat entwirft, 

 und diese ist wiederum von der Flächenausdehnung der Lichtquelle, 

 in zweiter Linie von der Stärke der angewandten Beleuchtungslinse 

 abhängig. Bei intensiven Lichtquellen, wie sie beim Kegelkondensor 

 nur in Frage kommen können, ist die Flächenausdehnung gewöhnlich 

 sehr gering. Daraus erhellt, daß diese Anordnung nur dann mit 

 Vorteil verwendbar ist, wenn eine Durchmusterung des Präparates 

 nicht beabsichtigt wird, wie das der Fall sein kann bei Untersuchung 

 von Reinkulturen, bei denen das Präparat so viel Bakterien enthält, 

 daß eine genügend große Zahl das Gesichtsfeld des Mikroskops belebt. 

 Da aber die Dicke des Objektträgers beim Kegelkondensor in 

 ziemlich weiten Grenzen schwanken kann, so ist es auch bei dieser 

 Anordnung möglich, mit Objektträgern zu arbeiten (Fig. 4b). Die 

 zu verwendenden Objektträger können bis zu einem Millimeter dick 



7-~*..2K. = A ' I ^P 



^ A | 





sein. Der Plattenkondensor kann hierbei durch zwei gewöhnliche 

 Mikroskopklemmen festgehalten werden. Bei dieser Einrichtung ist 

 eine beliebige Verschiebung des Präparates möglich. Doch muß 

 selbstverständlich zwischen die Beleuchtungseinrichtung und den 

 < Ibjektträger eine Immersionsflüssigkeit gebracht werden. 



Eine andere, ebenfalls sehr einfache Vorrichtung für ultramikro- 

 skopische Zwecke stellt die Figur 5 dar. Ihr liegt das gleiche 

 Prinzip zugrunde wie bei der vorher beschriebenen, nur tritt hierbei 

 die sphärisch geschliffene Spiegellinse an die Stelle des Kegelspiegels. 

 Die versilberte Fläche der Spiegellinse L ist durch Einkitten in den 

 Glasblock A, der mit einem entsprechenden Ausschliff versehen ist, 

 vor Beschädigung geschützt. Die Blende B : von T-förmigem Quer- 

 schnitt, welche die direkten Strahlen und die von einer geringeren 

 numer. Apertur als 1 von dem Präparat abhält , ist zentrisch auf 

 die untere Fläche der Spiegel linse gekittet. Durch die Glasplatte P, 

 auf welche die ganze Beleuchtungs Vorrichtung gekittet ist, wird die 

 Blende äußeren Einflüssen entzogen. Die Platte P ragt mit ihren 



