XXIV, o. Heimsriidt: Neuerungen an Spiegelkondensoren. 241 



Enden etwas über die Platte A hinaus und dient als Auflage für 

 die Klemmen, welche den Kondensor in seiner Lage festhalten. 



Die Zentrierung dieser Einrichtung, welche die Bezeichnung 

 „Spiegelkondensor E u trägt, wird auf dieselbe Weise wie bei der 

 vorherbeschriebenen Einrichtung vollzogen. Die Manipulationen beim 

 Gebrauch sind dieselben wie bei den Spiegelkondensoren A bezw. C. 

 Wie bei diesen ist auch eine gewisse Dicke des Präparatträgers 

 vonnöten, die genau einen Millimeter betragen muß. 



Der Kondensortypus E ist lichtstärker als der vom Typus A, 

 mit welchem er sonst, was die optische Wirksamkeit anbetrifft, voll- 

 kommen übereinstimmt. Die erhöhte Helligkeit erklärt sich aus dem 

 Umstände , daß bei dieser Konstruktion der Auflagerand für die 

 Fassung der Spiegellinse in Fortfall kommt. Ferner ist das Ab- 

 schleifen des oberen Randes zwecks Abdichtung nicht mehr nötig, 

 da die Zementschicht, welche die Linse L in ihrer Lage hält, ein 

 Eindringen der Immersionsflüssigkeit unmöglich macht. Die Apertur 



F_ 



2 :_y^= s K_U 



1 — cbs 



^0 REICHERT WIEH. / ' M \ Z 



der Spiegellinse wird also in weit vollkommenerer Weise ausgenützt 

 als bei dem Kondensor Typus A. 



Die in der Figur G im Längsschnitt und in der Figur 7 in der 

 Ansicht von oben dargestellte Konstruktion ist eine Vervollkommnung 

 des Kondensors E, welche höheren Ansprüchen genügen soll. Bei 

 dieser ist die untere Glasplatte ersetzt durch die Metallplatte D mir 

 ihren Ausläufern Z, welche wiederum den haltenden Tischklemmen 

 als Auflage dienen. Die schräg angeschliffene Platte A wird durch 

 die beiden Leisten E gegen ihre Unterlage gepreßt. Die Platte D 

 ist in der Mitte von einer Öffnung durchbrochen, welche durch das 

 Fenster J/, das leicht herausgeschraubt werden kann, geschlossen wird. 



Die Platte A trägt an ihrer rückwärtigen Seite zwei Hülsen 

 (Fig. 7), welche zwei kleinere Klemmen ZT 2 aufzunehmen bestimmt sind. 

 Vermittels dieser Klemmen kann das Präparat auf dem Kondensor 

 fixiert werden. Der Vorteil dieser Einrichtung, „Spiegelkondensor E u 

 benannt . besteht darin , daß sie zwecks Reinigung vollständig aus- 

 einander genommen werden kann und auch gegen Zerbrechen und 

 Beschädigung durch ihre Metallfassung besser geschützt ist. 



