258 Schonten: Methode z. Anfertigung d. gläsernen Isoliernadeln. XXIV,3. 



Methode zur Anfertigung der gläsernen Isolier- 

 nadeln, gehörend zu dem Isolierapparat für 



Mikroorganismen. x 



Von 



Dr. S. L. Schouten. 



Hierzu 16 Abbildungen. 



Bei diesem Apparat werden vier Nadeln gebraucht : 



1) eine punktförmige, in der Nähe des Punktes 10 ju dick: 



2) eine augenförmige ; der Draht, der das Auge bildet, ist 

 2 1 / 2 ju dick, der äußere Durchmesser des Auges beträgt 9 /<; 



3) eine augenförmige, wobei dieselben Dimensionen resp. 5 n 

 und 30 jli betragen; 



4) eine augenförmige mit den Dimensionen 10 (x und 50 [i. 

 Allerlei Erwägungen und Erfahrungen haben mich dazu geführt, 



lieber die Verfertigungsmethode dieser Nadeln allgemein bekannt zu 

 machen, statt zu versuchen, das Geheimnis und den Alleinverkauf 

 irgendeiner Firma zu übergeben. 



Da es sich um eine sehr subtile Arbeit handelt, muß die Be- 

 schreibung, soll sie wirklieh brauchbar sein, selbstverständlich ziem- 

 lich ausführlich sein. 



Die Nadeln können verfertigt werden aus Stäben von gewöhn- 

 lichem, leicht schmelzbarem Glas; sehr gut eignet sich aber, beson- 

 ders für die feinen, augenförmigen , sogenanntes Jena-Glas 397 III 

 (zu beziehen von Schott & Genossen, Jena). Das Glas darf nicht 

 alt sein, und der Diameter muß 4 mm betragen. 



x ) Supplement zur Abhandlung: Reinkulturen aus einer unter dem 

 Mikroskop isolierten Zelle, von Dr. S. L. Schouten (Zeitschr. f. wiss. 

 Mikrosk. u. mikr. Technik. Bd. XXII, p. 10—45). Den in dieser Abhand- 

 lung beschriebenen Apparat (ohne die Nadeln!) liefert der Universitäts- 

 Mechaniker D. B. Kagenaar sr. , Begynekade 19/20 , Utrecht, zum Preise 

 von 100 M. 



