268 v - d. Brock: Ein einfaches Mikrotom für Serienschnitte. XXIV, 3. 



Fig. 1) ein wenig nach oben umgebogen sein. Das tut man, indem 

 man sie auf eine Entfernung von etwa 4 mm von der Spitze ober- 

 halb eines Gasflämmchens hält, das so klein wie nur möglich sein 

 muß, z. B. 1 mm im Durchschnitt. Das dünne Ende selbst darf 

 dabei nie mit der Hitze der Flamme in Berührung kommen, weil es 

 darin plötzlich senkrecht nach oben geht. Hinter das Gasrlämmchen 

 setzt man, um gut sehen zu können, einen mattschwarzen Schirm. 

 Wenn es zum Schluß sicli zeigt, daß der Glasstab zu lang ist, 

 wird das Überflüssige nicht abgebrochen, weil dabei durch den Stoß 

 das Auge abspringen könnte, sondern es wird in der Flamme aus- 

 gezogen und rund geschmolzen. 



[Eingegangen am 28. September 1907.] 



Ein einfaches Mikrotom für Serienschnitte. 



Von 



A. J. P. v. d. Broek, 



Privatdozent in Amsterdam. 



Hierzu drei Holzschnitte. 



Eine mehrjährige Erfahrung veranlaßt mich, auf den folgenden 

 Seiten die Beschreibung eines kleinen Mikrotoms zu geben, das, 

 wie es mir vorkommt, durch seinen einfachen Bau, sowie durch die 

 leichte Handhabung und die ausgezeichneten Dienste in weiteren 

 Kreisen bekannt zu werden völlig verdient. 



Ich werde mich erst der Beschreibung des Instrumentes zu- 

 wenden , um nachher etwas über die Ansprüche , welche es zu 

 genügen imstande ist, auszusagen. Figur a gibt das Instrument, 

 gesehen von der linken Seite und etwas von vorne, wieder. Aus 

 den Figuren b und c ist die innere Konstruktion zu entnehmen, 

 Figur b stellt einen Längsschnitt des ganzen Instrumentes dar, Figur c 

 ist ein Horizontalschnitt durch die Linie a — b der Figur b. 



Das ganze Instrument ruht, wie aus den Figuren a und b er- 

 sichtlich , auf einem schweren gußeisernen Gestell , das durch eine 



