378 Heimstädt: Neuer Projektionsapparat der Firma C. Reichert. XXIV, 4. 



Bei der mikroskopischen Projektion, bei welcher die Frontlinse 

 des Kondensors stets in Wirksamkeit tritt, muß die Entfernung der 

 Lampe von dem Kondensor so bemessen werden , daß das Bild der 

 Lichtquelle gerade die Blendenöffnung des Abbe sehen Beleuchtungs- 

 apparates ausfüllt. Bei schwächeren Vergrößerungen wird der Be- 

 leuchtungsapparat des Mikroskopes beiseite geschlagen und an seine 

 Stelle tritt ein sogenannter Brillenglaskondensor, eine einfache bikon- 



vexe Sammellinse von etwa 50 mm Durchmesser. Der Brillenglas- 

 kondensor schwingt um dieselbe Achse wie die Wasserkammer und 

 tritt mit dieser zugleich in Aktion. Wird bei stärkeren Vergröße- 

 rungen mit dem Abbe sehen Kondensor allein gearbeitet, so muß der 

 schwache Kondensor aus der Lichtbahn gebracht werden, während 

 die Wasserkammer in dem Strahlengange der Beleuchtung verbleibt 

 (Fig. 5). 



Da die Lichtquelle des Apparates unbeweglich ist , muß die 

 genaue Einstellung ihres Bildes durch seitliche und vertikale Ver- 

 schiebung des Mikroskopes erfolgen. Zu diesem Zwecke ist der 



