XXIV, 4. Heimstädt: Neuer Projektionsapparat der Firma C. Reichert. ;J7',) 



Fuß des Mikroskopes in einer Schwalbenschwanzführung seitlich ver- 

 schiebbar und in der Höhe durch Zahn und Trieb verstellbar. 



Das Oberteil des Mikroskopes besitzt eine sehr große Ausladung, 

 so daß auch verhältnismäßig umfangreiche Präparate auf dem Tisch 

 untergebracht werden können. Die grobe Einstellung erfolgt durch 

 Zahn und Trieb, die feine durch Mikrometerschraube und Schlitten- 

 führung. Auch kann die Feinbewegung des großen Instrumentes 

 AI an dem Projektionsmikroskop angebracht werden. Der bei- 

 gegebene Objektivrevolver ist gewöhnlich vierteilig, doch werden 

 auch auf Verlangen Revolver für mehr oder weniger Objektive angepaßt. 



Das Okularende des Tubus trägt einen Revolver mit Okularen, 

 von denen zwei für das Arbeiten mit schwachen Objektiven fMikro- 

 polaren , Objektiven bis 3 von 

 Reichert) und die anderen für das 

 Arbeiten mit stärkeren Objektiven 

 bestimmt sind. Die achromatische 

 Feldlinse ist allen vier Okularen 

 gemeinsam. Bei den Okularen für 

 schwächere Vergrößerungen ist die 

 eigentliche Projektionslinse einfach, 

 bei den anderen beiden zusammen- 

 gesetzt und verschiebbar. Die Oku- 

 lare der letzteren Gattung bewirken 

 eine Kompensation der chromati- 

 schen Differenz der Vergrößerung, 

 welche bei Objektiven mit halb- 

 kugeliger Frontlinse stets vorhanden ist, während bei Objektiven 

 von einfacherer Konstruktion eine solche Kompensation nicht nur 

 nicht nötig, sondern, weil der angeführte Fehler nicht vorhanden ist, 

 sogar schädlich ist. 



Die Abdichtung des Tubusrohres geschieht in gewöhnlicher Weise 

 durch einen aus schwarzem Tuch gefertigten, trichterähnlichen An- 

 satz, dessen schmäleres Ende das ausziehbare Tubusrohr fest um- 

 schließt. 



Der eigentliche Tubus ist derartig eingerichtet, daß in schneller 

 Folge auch mit Mikropolaren von 100 mm Brennweite projiziert 

 werden kann. Zu diesem Behufe sind Objektiv- und Okularrevolver 

 ausklappbar angeordnet. Das gleiche ist bei dem Projektionspolar 

 der Fall. Alle drei schwingen um eine an der Seite des Mikroskop- 

 tubus gelagerte Stange S (Fig. 6), welche mit entsprechenden An- 



6. 



