380 Heirastädt: Neuer Projektionsapparat der Firma C. Reichert. XXIV, 4. 



schlagen zum Halten der ausgeklappten Teile versehen ist. Das 

 Polar P ist dabei zwischen Okular- und Objektivrevolver angeordnet 

 und legt sich beim Gebrauch ungefähr in die Mitte des Tubus. Der 

 letztere ist an dieser Stelle mit einer entsprechenden Aussparung 

 versehen, durch welche das Objektiv hindurchgeht. 



Bei stärkerer Vergrößerung der Präparate und beim Gebrauch 

 des Abbe sehen Kondensors wird die Wasserkammer in den Beleuch- 

 tungskegel geschaltet. Sie ist in kleinerer Dimension gehalten als 

 der Kondensor und trägt an ihrer vorderen, dem Kondensor zu- 

 gewandten Seite eine Irisblende , welche den Zweck hat , die Größe 



7. 



des beleuchteten Feldes bei stärkeren Vergrößerungen zu beschränken, 

 um eine übermäßige Bestrahlung und Erhitzung des Präparates zu 

 vermeiden. Zur Erklärung der Wirksamkeit der Irisblende diene 

 folgendes : 



Die Beleuchtungsvorrichtung bei mikroskopischer Projektion mit 

 eingeklapptem Beleuchtungsapparat (also großer Kondensor plus kleiner 

 Kondensor) stellt eine mikroskopische Einrichtung im großen dar. 

 Der große Kondensor vertritt hierbei die Stelle des Objektives, der 

 kleine (Abbe sehe) Kondensor die des Okulares, die Lichtquelle ist 

 das Objekt und die bestrahlte Fläche des Präparates die Austritts- 

 pupille des Systems. Nun ist wohl allgemein bekannt, daß die Größe 

 der Austrittspupille eines zusammengesetzten, optischen Systems außer 

 von der Brennweite des Okulares noch von der freien Öffnung des 



