4 Pfeiffer K. v. Wellheim: Über Stereoaufnahmen. XXX, 1. 



Kondensorsystem des Abbe in die Irisblende der optischen Bank und 

 in den Planspiegel des Mikroskopes verlegt. 



Mit dieser Verlegung wurde, da die Irisblendenöffnung um mehr 

 als die doppelte Brennweite des Kondensorsystems des Abbe von 

 demselben abstand, der Zweck verfolgt, von dieser Öffnung für die 

 Messung des richtigen Einfallswinkels des Lichtes ein verkleinertes 

 scharfes Bildchen der Irisblendenöffnung über dem oberen Brenn- 

 punkte des Kondensorsystems zu erhalten, welches wir als Objekt 

 benützen und, nachdem wir es genau in die Mitte des Gesichtsfeldes 

 des Mikroskopes gebracht haben, durch entsprechendes Heben des 

 Mikroskoptubusses scharf einstellen können. 



Bei Wasser- oder Ölimmersionen wird das Blendenbildchen, ohne 

 daß die Frontlinse des Kondensors mit der Frontlinse des Iminersions- 

 systemes durch einen Wasser- oder Öltropfen verbunden wird , ein- 

 gestellt. Wir gehen dabei so vor , wie bei irgendeinem Trocken- 

 systeme. Verwenden wir Objektive sehr großer Brennweite , z. B. 

 Zeiss Achromat aa, so empfehle ich, das Kondensorsystem des Abbe, 

 um eine gleichmäßigere Beleuchtung des Gesichtsfeldes zu erzielen, 

 durch den sogen. Brillenkondensor zu ersetzen. 



Bewegen wir nach Einstellung des Blendenbildchens den Spiegel 

 nach rechts und links , so wandert das Bildchen , der Bewegung 

 entsprechend , aus der Mitte des Feldes im Durchmesser desselben 

 gegen dessen Peripherie und ist die vordere und hintere Hälfte des 

 Gesichtsfeldes zum Blendenbildchen , bzw. zur Beleuchtungsrichtung 

 symmetrisch gelegen. Von einer asymmetrischen Lagerung des 

 Bildchens zur vorderen und hinteren Hälfte des Gesichtsfeldes, ent- 

 sprechend der asymmetrischen Blendenstellung 1 , welche in gewissen 

 Fällen bei dem GEBHARDTSchen Verfahren angewendet wird , wird 

 bei meinem Verfahren abgesehen. 



Der Weg, welchen das Bildchen bei dieser Spiegelbewegung 

 beschreibt, ist ähnlich und entsprechend verkleinert dem Wege, 

 welchen das Strahlenbüschel bei seiner Seitenablenkung an der 

 unteren Linse des Kondensorsystems durchläuft und gibt indirekt 

 die Größe des Drehungswinkels des Spiegels an. 



Wir haben daher, um für irgendein Objektiv bei einer ge- 

 wissen Irisblendenöffnung, bei einen bestimmten Kondensorsysteme 

 und einer bestimmten Tubuslänge einen bestimmten Drehungswinkel 



l ) Siehe: Dr. Richard Neuhauss, Lehrbuch der Mikrophotographie, 

 3. Aufl., p. P.ü, Figur 62d,e,f. 



