XXX, 1. Pfei ff e r R, v. W ellheim : Über Stereoaufnahmen. 5 



des Spiegels zu erhalten , nur mit Hilfe eines Okulares — ich ver- 

 wende Huyghens Okular No. 2 • — in unten zu beschreibender Weise 

 die richtige Wegweite des Blendenbildchens zu suchen. Haben wir 

 diese einmal gefunden, so ist es bei gleichbleibenden optischen 

 Voraussetzungen leicht , dieselbe Weglänge und damit denselben 

 Winkel mit demselben Okulare wiederzufinden. 



1. 



Strahlengang- im Kondensorsystem des AßBESchen 

 Beleuchtungsapparates. 



f= 8 mm, Schnittweite 1*8 mm, Apertur T40. 

 aa zentrales Strahlenbüschel. 



übe dasselbe nach rechts, ab 1 c 1 dasselbe nach links abgelenkt. 

 d Spiegel in zentraler, cl y in seitlich geneigter Stellung. 

 f Brennpunkt des Kondensorsystemes. 

 cc x Weg des Blendenbildchens in die Objektebene verlegt. 

 bb y Weg des Strahlenbüschels auf der untersten Linsenfläche 

 des Kondensorsystemes. 



Diese gleichbleibenden optischen Voraussetzungen sind : 

 1) Die Irisblendenöffnung der Beleuchtungslinse muß auf eine 

 konstante Größe gestellt werden. Wir bedienen uns nicht der Iris- 

 blende selbst, sondern legen zur Messung der Einfachheit halber in 

 die voll geöffnete Iris eine Blende mit einer Zentralöffnung von 2 mm 

 Durchmesser. 



