XXX, 1. Pfeiffer R. v. Wellheim: Über Stereoaufhahmen. 17 



Für Objektive von Brennweiten unter 5 mm gebe ich für die 

 direkte und indirekte Messung je zwei Blendennummern an, mit 

 welchen wohl das Auslangen gefunden werden dürfte. 



Hat man das richtige Maß der Spiegeldrehung bestimmt und 

 die Schrauben der Anschlagvorrichtung entsprechend eingestellt, so 

 schließen wir die Irisblende der Beleuchtungslinse bis auf 5 bis 10 mm 

 Öffnung, senken, wenn dies noch nicht geschehen ist, den Abbe um 

 ungefähr 8 bis 10 mm unter die obere Tischfläche des Mikroskopes, 

 legen das Objekt (Präparat) auf und stellen dasselbe ein. 



In dieser Stellung beleuchtet der Abbe Objekt und Gesichts- 

 feld des Mikroskopes zur Gänze und nahezu gleichmäßig. 



Jetzt gilt es , die für die Aufnahme des Objektes günstigste 

 Stellung des Abbe, sowie die günstigste Einengung des Strahlen- 

 büschels durch die Irisblende zu suchen. 



Zu diesem Zwecke heben wir langsam den Abbe. Je mehr 

 wir denselben dem Objekte nähern, desto heller, aber auch desto 

 ungleicher wird das Gesichtsfeld beleuchtet. Es erscheint das 

 Bildchen der Öffnung der Irisblende , und zwar zuerst groß und 

 verwaschen, dann immer kleiner und heller, zuletzt bei umgeänderter 

 Einstellung des Objektes ganz scharf mit demselben. 



Ist dieser Punkt erreicht , so senken wir unter gleich- 

 zeitiger Regulierung der Öffnung der Irisblende der 

 Beleuchtungslinse den Abbe wieder langsam tiefer, bis das 

 verwaschene Blendenbildchen das Gesichtsfeld nahezu ganz ausfüllt. 



Damit haben wir die günstigste Stellung des Abbe gefunden. 



Es liegt in der Natur der Sache , daß in dieser Stellung das 

 Gesichtsfeld nicht zur Gänze gleichmäßig beleuchtet sein kann. Es 

 wird, entsprechend der Seitendrehung des Spiegels rechts oder links 

 am Rande etwas schwächer, und zwar verwaschen halbmondförmig 

 beleuchtet sein. 



Durch das Heben und Senken des Abbe verschiebt sich die im 

 Durchmesser des Gesichtsfeldes liegende Stellung des Blendenbildchens 

 etwas nach vor- oder rückwärts. Nach endgültiger Einstellung des 

 Abbe muß daher nötigenfalls die Stellung des Bildchens durch Neigen 

 des Spiegels im Aufhäugebogen nach vor- oder rückwärts nach- 

 reguliert werden. 



Andere, allgemein gültige Vorschriften für die günstigste Stellung 

 des Abbe und die richtige Abbiendung des Strahlenbüschels lassen 

 sich nicht geben. Nur hinsichtlich der Abbiendung sei bemerkt, 

 daß wohl enge Strahlenbiischel zur Verwendung zu kommen haben, 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXX, 1. - 



