XXX, 1. Farkas: Auswaschen u. Beschreibung e. Auswaschapparates. 35 



Es geschieht oft, daß das Wasserleitungswasser bedeutend 

 kälter ist als die Zimmertemperatur, bei welcher das Fixiermittel 

 gelöst wird. 



Diese Temperaturdifferenz kann in dem Objekt Veränderungen 

 hervorrufen und verzögert das Auswaschen. 



Aus dem kälteren Wasserleitungswasser, welches der Zimmer- 

 temperatur und einem geringeren Druck ausgesetzt wird , steigt 

 Luft in Form von kleinen Blasen auf, welche sich an der Oberfläche 

 des Objektes ansetzt, es sogar umgibt und dadurch das weitere 

 Auswaschen des Fixiermittels in großem Maße erschwert , ja es 

 unmöglich machen kann. Dies können wir dadurch vermeiden, 

 daß wir das Wasser schärfer durchströmen lassen, doch ist dies 

 nur in dem Falle gestattet, wenn dadurch das Objekt nicht ge- 

 schädigt wird. 



Diese beiden störenden Faktoren können umgangen werden, in- 

 dem das Auswaschen mit solchem Wasser vorgenommen wird, welches 

 längere Zeit der Zimmertemperatur ausgesetzt war. In diesem Falle 

 benötigt man ein großes Wasserreservoir. Dasselbe Resultat er- 

 reicht man, wenn man im Auswaschgefäß auf 20 bis 22° C tem- 

 periertes Wasser durchströmen läßt, wodurch das Auswaschen wirk- 

 samer wird. 



Was nun die Waschapparate anbelangt, so müssen in erster 

 Linie jene in Betracht kommen , welche ein rasches Wechseln 

 des Wassers in der unmittelbaren Umgebung des Objektes er- 

 möglichen. 



Wenn das Objekt ins Wasser gelangt, diffundiert die es 

 durchtränkende Fixierflüssigkeit wie Kraure sagt 1 : „Da es sich ja 

 meist um Fixationslösungen handelt, die schwerer als Wasser sind, 

 so wird sich am Boden um das hier befindliche Objekt herum eine 

 starke fixationsflüssigkeithaltige Wasserschicht bilden." 



Diese Schicht kann nur dann vollständig verdrängt werden, 

 wenn solche Apparate zur Benützung gelangen, in welchen das 

 Wasser rasch und vollständig erneut wird. Dieses erreicht jedoch 

 z. B. der ScmoEBELSche Apparat' 2 nur teilweise. 



Es gibt Apparate, die dem genannten Zwecke besser entsprechen, 



1 ) Enzykl. d. mikrosk. Technik Bd. I, p. 99. 



2 ) Schoebel, E., Einfacher Auswaschapparat (Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. 

 Bd. XX, 1903, p. 168—170). 



3* 



