36 Farkas: Auswaschen u. Beschreibung e. Auswaschapparates. XXX, 1. 



und zwar: das Krause sehe Waschglas 1 , ferner die Waschapparate 

 von Cruz 2 , Ewald 3 , Suzuki 4 , Romeis 5 und Kowler 6 . 



Was diese Apparate anbelangt, so sind sie größtenteils von 

 kompliziertem Bau und infolgedessen nicht ohne größere Mühe und 

 Ausgabe herstellbar. 



Bei der Konstruktion des hier zu beschriebenen Apparates — 

 den ich nach Vergleich mit den erwähnten für den einfachsten halte 

 und schon seit Jahren mit gutem Erfolge benutze — habe ich mich 

 bemüht, denselben aus solchen Bestandteilen zusammenzustellen, die 

 auch sonst im Laboratorium verwendet werden und somit leicht zu 

 beschaffen sind. Dazu benötigt man einen Glaszylinder, einen Glas- 

 ring, eine dünne Glasröhre und Müllergaze. Die Größe des Glas- 

 zylinders kann beliebig gewählt werden ; ich benutze einen von 25 cm 

 Länge und 3*5 em Durchmesser. Der Glasring wird mit Müllergaze 

 überspannt und dient dann als Deckel des Glaszylinders. Zweck- 

 mäßig ist es, einen möglichst dickwandigen Glasring zu wählen, der 

 3'G bis 4 cm breit ist, damit er durch die eigene Schwere auf den 

 Glaszylinder gepreßt werde. Am besten wählt man einen Ring, dessen 

 Kaliber etwas größer ist als der des Glaszylinders, so daß letzterer 

 hineinpaßt. Es schadet jedoch nicht , wenn derselbe etwas weiter 

 ist. An das eine Ende des Glasringes befestigt man Müllergaze 

 von beliebiger Maschenweite. Man spannt die Müllergaze straff, 

 nachdem sie angefeuchtet worden ist, und umwindet sie mit feuchtem 

 Seidenfaden mehrmals. Der so hergestellte Glasring dient dem Glas- 

 zylinder als Deckel. In der Mitte der Müllergaze, solange sie noch 

 naß ist, spreitet man die Fäden auseinander, so daß eine Öffnung ent- 

 steht, durch die man die 3 bis 4 mm dünne Glasröhre in den Zirkula- 



x ) Krause, R., Ein Waschglas für mikrotechnische Zwecke (Zeitschr. 

 f. wiss. Mikrosk. Bd. XXV, 1908, p. 300—303). 



2 ) Cruz, C. , Ein einfacher Waschapparat für mikroskopische Zwecke 

 (Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XV, 1898, p. 29—30). 



3 ) Ewald, A. , Beiträge zur histologischen Technik (Zeitschr. f. Biol. 

 IM. XXXIV, 1897, p. 246-267; vgl. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XV, 

 1898, p. 206). 



4 ) Suzuki, B. , Eine einfache Entwässerungs-, Härtungs- und zugleich 

 Auswaschungsvorrichtung für mikrotechnische Zwecke (Zeitschr. f. wiss. 

 Mikrosk. Bd. XXVI, 1909, p. 211—219). 



5 ) Rojieis, B., Eine neue Vorrichtung zum Wässern, Entwässern und 

 Kntkalken (Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XXVIII, 1911, p. 12—17). 



°) Kowler, R., Einfache Wässerungsvorrichtung für üxierte Objekte 

 (Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XXVI, 1909, p. 259-260). 



