XXX, 1. Parkas: Ein neuer Einbettungsapparat. 41 



beträgt. Nur zwischen der den Boden bildenden Messing-platte und 

 der untersten Glasplatte herrscht eine Temperatur von 50° C. 

 Diese ist also für die Ausbreitung von Celloidin-Parafrinschnitten 

 geeignet, was bekanntermaßen eine größere Wärme erfordert. Unter 

 dem Theile zum Ausbreiten der Schnitte befindet sich ein vorsprung- 

 artiges Bänkchen (//.), in welches drei runde oder viereckige Aluminium- 

 gefäße hineingesenkt sind. In enger Verbindung mit dem vorsprung- 

 artigen Teil wird der Ofen durch ein Tischchen (c) — dessen Hohl- 

 raum von dem des Bänkchens abschließbar ist — fortgesetzt. An 

 diesem Ausgußtischchen sind zwei mit Hähnen versehene Rohre. 

 Das eine Rohr (l) wird durch einen Gummischlauch mit dem Hahn der 

 Wasserleitung oder mit einem Wasserreservoir verbunden. Das andere 

 Rohr (f) wird ebenfalls durch einen Gummischlauch mit dem Ausfluß- 

 becken der Wasserleitung oder mit einem Abflußgefäß in Verbindung 

 gesetzt. Ein Glasrohr zeigt hinter dem Tischchen den Wasserstand 

 des Apparates an. Oben am hinteren Teile des Apparates befinden 

 sich noch zwei schmälere und drei breitere Rohre , von denen die 

 schmäleren mit dem Hohlraum des Apparates in Verbindung sind. 

 Durch das eine reicht ein Thermometer, durch das andere ein Thermo- 

 regulator in das Wasser des Apparates hinein. Die drei 13 cm 

 langen und 3 cm weiten Rohre sind mit Boden und Deckel ver- 

 sehen. Entsprechend große Glaszylinder haben in ihnen Platz. In 

 die L- förmige Vertiefung können drei weite und hohe Glaszylinder 

 bequem hineingestellt werden. Mehr sind zur Einbettung gar 

 nicht nötig. 



Die Haupterfordernisse einer guten Einbettung, nämlich möglichst 

 vollständiges Entfernen der Intermedien und vollkommenes Durch- 

 tränken des Objektes, sind mit größerer Sicherheit zu erreichen, wenn 

 die Glasgefäße höher und breiter sind. In diesem Falle kann man 

 die Objekte nach Bedürfnis in beliebiger Höhe anbringen ; namentlich 

 bei Anwendung von Körbchen. Bei niederen Gefäßen muß das 

 Objekt auf den Boden derselben gelegt werden, wenn die Flüssigkeit 

 es bedecken soll. Das beste Interrnedium für Einbettungszwecke ist 

 nach Ansicht einzelner Forscher das Chloroform. Dieses ist viel 

 schwerer als Paraffin und sinkt aus dem Objekt infolgedessen auf 

 den Boden des Gefäßes, wenn das aus dem Chloroform -Paraffin 

 herausgenommene Objekt im Paraffingefäße hoch gestellt wird 1 . 



*) Dies ist auch dann der Fall, wenn die Temperatur des Paraffins 

 sogar ungefähr 65° C beträgt. 



