54 Neumayer: Ein elektrisch heizbarer Universalwärrueschrank. XXX, 1. 



Temperatur (40° und 58° C) justiertes Kontaktthermometer (Fig. lt) 

 in Verbindung mit einem Relais (Fig. 1 r) benutzt. 



Bei dieser Anordnung wurde der Luftraum im Thermostaten, dessen 

 Binuenraum 8x8X11 cm mißt und dessen doppelwandige Außen- 

 bekleidung 1000 cc Wasser faßt, auf 20° C geheizt. Hierbei betrug 

 die Ausgangstemperatur des Wassers 13°, die Temperatur der Luft 

 des Versuchsraumes 19°. Zunächst wurde mit einem Strome von 

 110 Volt 5 Amp. angeheizt, nach 2 Minuten 30 Sekunden mit 110 Volt 

 1 Amp. die Heizung fortgesetzt, bis die Lufttemperatur des Thermo- 

 statenraumes von 31° C erreicht war. Von jetzt ab bis zur Ein- 

 stellung des Kontaktthermometers auf die Eichstelle von 40° C 

 waren bei Anwendung eines Heizstromes von 65 Volt 1 j i Amp. 

 63 Minuten notwendig. Es folgten noch Temperaturschwankungen 

 des Luft- und Wasserraumes über und unter 40°, welche für den 

 Luftraum innerhalb 12 Stunden am besten die beifolgende Tabelle 

 (Fig. 4) in graphischer Darstellung veranschaulicht. 



Von dem Zeitpunkte ab, an welchem die Temperatur im Brut- 

 schranke 40° C erreicht und das Kontaktthermometer den Heizstrom 

 durch die Relaiswirkung ausgeschaltet hatte, folgen mehrere Oszilla- 

 tionen der Temperatur, deren maximalste 10 / 10 ° über und 8 / l0 ° unter 

 die Einstelltemperatur von 40° beträgt. Diese Schwankungen nehmen 

 fortwährend in ihrem Ausschlag nach oben und unten ab , bis sie 

 schließlich nach 7 Stunden nur mehr 1 / l0 ° über und unter 40° be- 

 tragen. 



Diese relativ lange Zeit, welche bis zur definitiven Einstellung 

 der allerdings sehr geringen Schwankungen der Lufttemperatur im 

 Binnenraum des Thermostaten auf 40° verfloß, ist aus dem relativ 

 kleinen Kubikraum erklärlich, welche der zu den Versuchen benutzte 

 Thermostat besaß. Die Temperaturschwankungen sind hier rascher 

 und intensiver als bei einem größeren Wärmeschrank mit größerem 

 Wassermantel, der anderseits wieder eine längere Zeit, resp. stärkere 

 Heizung benötigt, um auf die Einstelltemperatur gebracht zu werden, 

 welche von Fall zu Fall empirisch festzustellen ist. 



Die obige Anordnung des Apparates mit Kontaktthermometer 

 und Relais weist abgesehen von dem relativ hohen Preise dieser 

 Hilfsinstrumente verschiedene Nachteile auf. Vor allem ist hier die bei 

 feinerer Temperatureinstellung versagende Arbeit des Kontaktthermo- 

 meters hervorzuheben, welche zudem in ihrer technischen Ausführung 

 — wie sie mir zur Verfügung standen — noch sehr wenig be- 

 friedigen. 



