XXX, 1. Neumayer: Ein elektrisch heizbarer Universalwärmeschrank. 55 



Ich war daher bestrebt, die Temperaturregulierung ohne Ein- 

 schaltung eines Relaisapparates nur mittels eines Thermoregulators 

 für elektrische Heizung auszuführen. Derartige Regulatoren sind 

 bereits im Gebrauch und zerfallen im wesentlichen in zwei Gruppen : 

 in Quecksilber- und Metallregulatoren. Ich werde an anderer Stelle 

 auf die Konstruktion dieser Apparate näher eingehen; ich hebe an 

 dieser Stelle nur hervor, daß der von mir in einfacher Weise kon- 

 struierte auf Schließung und Unterbrechung des Stromes durch Hebung 



4. 



Tabelle zur Veranschaulichung der Schwankungen der Lufttemperatur im 

 Binnenraum des Thermostaten, angegeben durch das Kontaktthermometer. 

 Die Ordinaten geben die Temperaturgrade, die Abscissen die Zeit in Stunden an. 



und Senkung eines Metallkontaktes beruht und bis jetzt sehr be- 

 friedigende Resultate ergab. 



In der oben angegebenen Zusammenstellung mit aufgesetztem 

 Wärmeschrank leistet der Apparat für Brutzwecke wie als Einbettungs- 

 thermostat gleich vorzügliche Dienste. 



Weitere Verwendung gestattet der Heizsockel für sich allein als 

 Einbettungsapparat. 



Zu diesem Behüte wird der Heizsockel nach dem System der 

 Wärmeplatten auf etwa 40° bis 50° angewärmt und damit zugleich 

 die in Position gp Figur 3 der Heizfläche dicht aufliegende Glasplatte. 

 Eine Erhitzung über 200° ist zu vermeiden. Dieser Heizfläche 



