XXX, 1. Neumayer: Ein elektrisch heizbarer Universalwärmeschrank. 57 



auf der Oberfläche des Paraffins eine genügend starke Decke erstarrten 

 Paraffins gebildet, so läßt man die Einbettungsform vom zufließenden 

 "Wasser überströmen und bis zum vollkommenen Erhärten im fließenden 

 Wasser verweilen. Hierbei ist eine allzu rasche Abkühlung des 

 Paraffins, z. B. durch eisgekühltes Wasser, besondere Abkühlungs- 

 kammern u. a. zu vermeiden, da hierdurch die einzelnen Teilchen des 

 Paraffins in den verschiedenen Tiefen des Paraffinblockes ungleich- 

 mäßig erstarren und Höhlenbildung, „Schwammigwerden" und andere 

 bei forcierter Abkühlung beobachtete Mißstände auftreten , worüber 

 D. Carazzi, in eingehender Weise in dieser Zeitschrift berichtet hat. 

 Der in obiger Zusammenstellung beschriebene elektrische Uni- 

 versalschrank ist im ganzen oder in seinen einzelnen Teilen durch 

 die Firmen H. Helberger oder Katsch, München, Bayerstr. 25, zu 

 beziehen. Bei Bestellung ist die Größe der in Gebranch befindlichen 

 oder gewünschten Thermostatenkasten und das Temperaturmaximum 

 und -minimum der Heizung anzugeben, nach deren Ausmaß der 

 jeweils notwendige Heizsockel hergestellt wird. Der Preis für einen 

 wie oben beschriebenen Heizsockel variiert je nach Größe und stellt 

 sich nach den Angaben der Firma bei einem Flächenausmaß von 

 30 X .">0 cm in Kupferausführimg, vernickelt, in allen Teilen wasser- 

 dicht verlötet und verschraubt mit eingebauter Glühlampe und einem 

 maximalen Stromverbrauch von 660 Watt auf etwa 120 Mark. Ein 

 für den obigen Thermostaten angegebenes Relais liefert die Firma 

 11. Helberoer, München, Emil -Geis -Straße 11, zum Preise von 

 75 Mark. Diese Firma hat auch die elektrische Ausrüstung des 

 Heizsockels übernommen und mir in entgegenkommendster Weise 

 unter gütiger Unterstützung ihres Ingenieurs Herrn Hinterscheid 

 ermöglicht, die für die Konstruktion des Apparates notwendigen, 

 grundlegenden Probeversuche anzustellen. Das für die Temperatur- 

 regulierung notwendige Kontaktthermometer kann bei Bestellung 

 nach Angabe der gewünschten Temperaturhöhe und Genauigkeit — 

 mit exakter Einstellung auf 1° bis ^ — von der Firma mit- 

 geliefert werden, wobei ich hervorheben möchte, daß meine. Er- 

 fahrungen mit den sog. Regulier-Kontaktthermometern , welche die 

 Einstellung verschiedener Temperaturen mit ein und demselben 

 Thermometer gestatten , nicht befriedigend waren. Jedenfalls emp- 

 fiehlt sich in allen Fällen, wo ein und derselbe Thermostat, z. B. 

 bei Temperaturen von 37° und 58°, gebraucht wird, die Verwendung 

 von je einem speziell nur auf diese Temperatur geeichten Thermo- 

 meter, welches von Fall zu Fall auszuwechseln ist. 



