194 



Rech er: Über neue Mikrotomkonstruktionen. 



XXX, 2. 



den Minot sehen Instrumenten und den Schaukelmikrotomen beide 

 Leistungen dem Objektteil übertragen sind. Letzteres gilt in gleicher 

 Weise von dein neuen Grundschlittenmikrotom, bei dem beide Be- 

 wegungen von dem Objektteil aus vollzogen werden , während das 

 Messer feststeht, und zwar horizontal. Die Übertragung der Schneid- 

 bewegung an den Objektteil und das Feststehen des Messers er- 

 möglichen es , alle Bewegungen des arbeitenden Mikrotoms mit der 

 einen den Objektteil bedienenden Hand ausführen zu können. Die 

 andere Hand bleibt also frei und kann ganz den Schnitten selbst 



JK 



gewidmet werden. 



Diese „Forderung einer freien Hand", 



die auch bei MiNOxschen und Schaukelmikrotomen erfüllt ist, zeigt 

 beim Grundschlittenmikrotom erst ihre ganze Vorteilhaftigkeit ; denn 

 hier liegt das Messer horizontal, so daß die Schnitte in einer Lage 

 «auf das Messer aufrücken, in der sie bequem von der freien Hand 

 empfangen werden können, während bei den obengenannten Mikrotom- 

 typen die Schnitte — wenn sie nicht gleich in geschlossenen Bändern 

 .kommen - - einer vorsichtigen, bequemen Behandlung viel weniger zu- 

 gänglich sind. 



Der Objektteil des neuen Mikrotoms besteht im wesentlichen 

 ■•ins einem parallelepipedischen Metallblock, der auf den glatten seit- 

 lichen Knuten einer flachen, hingen Kinne bewegt werden kann, die 



