XXX, 2. Becher: Über neue Mikrotoiiikonstruktionen. 1«J7 



Einstellungsvorrichtung für das Objekt. Die Ein- 

 stellung des Objektes in die richtige Höhe geschieht durch die Mikro- 

 meterspindel oder deren Mutter. Beim Grundschlittenmikrotom steht 

 die Spindel fest, während die Mutter beweglich ist und beim Drehen 

 der Spindel mitsamt dem ihr aufsitzenden Objektträger gehoben oder 

 gesenkt wird. Der Objektträger gleitet dabei auf einem senkrecht- 

 stehenden Schlitten ohne jede seitliche Schwankung in einer Schwalben- 

 schwanzführung, die an dem dem Messer zugewendeten Ende des 

 Objektschlittens angebracht ist. Steht das Objekt und der Objektträger 

 zu niedrig zum Schneiden, so kann er schneller als von dem in seiner 

 Drehung beschränkten Griffknopf aus durch die unbehinderte Drehung 

 der oben mit bequemem Schraubkopf versehenen mittleren Achse des 

 Objektschlittens gehoben werden. Nach vorheriger Abdrückung des 

 Mitnehmerhakens von der Sägezahnscheibe kann auch durch Links- 

 drehung in entsprechender Weise gesenkt werden. 



Diese Art der Höheneinstellung braucht aber nur angewendet zu 

 werden, wenn es sich um Ausgleichung geringer Höhendifferenzen 

 handelt ; denn für die gröberen Verschiebungen in dieser Richtung 

 ist das Grundschlittenmikrotom mit der schon bei anderen Leitz sehen 

 Mikrotomen eingeführten und äußerst bequemen „Mutterzange" 

 versehen. Diese wohlbewährte Einrichtung beruht bekanntlich auf 

 der Zerlegung der Schraubenmutter der Mikrometerspindel in zwei 

 Hälften, die an den kurzen Armen einer Zange befestigt sind und 

 durch Federdruck fest um das Gewinde gepreßt werden , während 

 man doch jederzeit durch Zusammenklemmen der längeren Zangen- 

 arme die Mutter von der Schraube abheben und nach beliebiger Ver- 

 schiebung nach oben oder unten wieder ansetzen kann. Durch diese 

 Einrichtung läßt sich aber nicht nur der mit der Mutter verbundene 

 Objektträger in der bequemsten und schnellsten Weise höher oder tiefer 

 stellen, sondern es wird damit auch das bei vielen Mikrotomen recht 

 lästige Zurückschrauben der Spindel (oder Mutter) völlig überflüssig. 



Während diese mit dem Besitz einer Mutterzange gegebenen 

 Vorteile schon bei früheren Leitz sehen Mikrotomen zu finden waren, 

 kommt die Vorrichtung zur Verstellung des Objektes in anderen 

 Pachtungen beim Grundschlittenmikrotom zum erstenmal zur An- 

 wendung. Eine ideale Einrichtung für Objekteinstellung muß zunächst 

 allseitige Bewegung gestatten. Es lag nahe zur Erfüllung dieser 

 Forderung das sonst viel angewendete Kugelgelenk heranzuziehen, 

 das in einer den besonderen Verhältnissen bei Mikrotomen angepaßten 

 Form bei dem neuen Instrument zur Ausführung gekommen ist. 



