XXX, 2. Becher: Über neue Mikrotomkonstruktionen. 199 



mehr auf die mittleren Partien desselben angewiesen, erreicht dabei 

 aber eine Stabilität, die ein Schwingen des Messers, wie es beim 

 Arbeiten mit Schlittenmikrotomen bei harten Objekten immer einmal 

 ab und zu an der wellenförmigen Schnittfläche wahrzunehmen ist, 

 praktisch völlig ausschließt. In beiden Klemmen wird das Messer 

 gegen eine Auflage gepreßt, welche um eine in Richtung der Messer- 

 länge laufende Achse drehbar ist. Das Anpressen wird bei der einen 

 Klemme durch zwei Schrauben besorgt, die auf entgegengesetzten 

 Seiten jener Achse drücken, so daß das Messer in seiner Neigung 

 gegen die Schnittebene durch dieselben verstellt werden kann. Die 

 gegen den Messerrücken drückende Schraube verringert die Neigung, 

 die andere verstärkt sie. Ein an dieser Klemme angebrachter Zeiger 

 mit Skala gestattet die vorteilhafteste Neigung immer wieder einzu- 

 stellen, wenn sie einmal durch Probieren gefunden wurde. Soll das 

 Messer außerdem noch von einer zweiten Klemme gefaßt werden, 

 so empfiehlt es sich, dasselbe erst in der mit Zeiger versehenen Haupt- 

 klemme definitiv einzustellen und dann erst an einer zweiten Stelle 

 mit der anderen Klemme zu fassen. Die Schraube der zweiten 

 Klemme drückt genau gegen die Drehungsachse der beweglichen 

 Messerauflage. Letztere richtet sich daher in ihrer Neigung nach 

 der durch die erste Klemme festgelegten Stellung des Messers, ohne 

 daß eine Torsion desselben zu befürchten wäre. Die Neigung der 

 Symmetrie -Ebene des Messerquerschnittes gegen die Schnittebene muß 

 bekanntlich in Rücksicht auf die Facette der Messerschneide gewählt 

 werden , die beim Schleifen des Messers mit der Abziehvorrichtung 

 entsteht. Die Möglichkeit diese Neigung zu variieren und dem Schliff" 

 des Messers entsprechend einzustellen, ist also ein unbedingtes Er- 

 fordernis einer vollkommenen Messereinrichtung. 



Es wäre vielleicht praktisch die eben besprochene Neigung des 

 Messers als seine „Inklination" zu bezeichnen und sie damit 

 prägnant von der Neigung der Messerschneide gegen die Sclinittbabn 

 zu unterscheiden, die dann den Namen der Messerdeklination 

 bekommen müßte. Diese Deklination des Messers muß nämlich bei 

 einem ganz allgemein brauchbaren Instrument ebenfalls verstellbar 

 sein. Die meisten Mikrotome mit automatischer Hebung des Objektes, 

 die also der Forderung einer freien Hand genügen , entbehren ge- 

 wöhnlich einer Verstellbarkeit in dieser Richtung oder weisen nur 

 unvollkommene Einrichtungen dazu auf. Es ist ein Vorzug des 

 Grundschlittenmikrotoms auch den Vorteil beliebiger Verstellbarkeit 

 mit anderen zu vereinigen. 



