XXX, 2. Wj'chgram: Eine neue Schwachstromlampe f. Mikrozwecke. 205 



der Lampe und die Einstellung der Länge des Lichtbogens frei- 

 gegeben , und geschieht durch ein kleines Handrad , genau wie bei 

 den Weule -Lampen. 



Diese Konstruktion ist ein schönes Beispiel dafür, wie sehr die 

 Verlegung der Kraterkohle in die optische Achse die Mechanik der 

 Regulierung vereinfacht , da sie nur nach der Zeitdimension zu er- 

 folgen braucht, während die Lage des Lichtpunktes keiner Regulierung 

 bedarf. 



Weitere Daten über die Lampe sind folgende : 



Stromverbrauch 4 bis 5 Ainp. 



Länge der positiven und negativen Kohlen . . 15 cm 



Dicke der positiven Kohle 8 mm 



Dicke der negativen Kohle 6 „ 



Brenndauer ca. 2 Stunden 



Laufzeit des Uhrwerkes . . . ca. 8 bis 10 Stunden 

 Brennweite der Beleuchtungslinse .... 75 mm 



Gewicht der Lampe ohne Fuß 1-36 kg 



Dicke des Stiftes für den Reiter 108 mm 



Geringster Abstand , in welchem noch ein 

 Bild des Kraters durch Verschieben der 

 Beleuchtungslinse erzielt werden kann ca 80 cm 



Der Lichtabschluß der Lampe ist gut ausgeführt. Die ganze 

 Lampe ist nach vorn neigbar und feststellbar. Der Fuß ist als 

 Schale für etwa abfallende glühende Teilchen ausgebildet. Die Lampe 

 ist auch mit U. V.- Filter leicht zu armieren und so ohne besondere 

 Umständlichkeiten zu Luminiszenz -Untersuchungen anwendbar. 



i &» 



[Eingegangen am 15. Mai 1913.] 



