XXX, 4. Lehmann: Das Lumineszenz- Mikroskop. |-_»;; 



relativ geringen Intensität des erregenden Lichtes und damit an der 

 Unmöglichkeit, genügend kleine Kristalle oder Bruchstücke davon zu 

 intensivem Leuchten zu bringen. Auf weitere Versuche nach dieser 

 Richtung soll im nächsten Kapitel näher eingegangen werden. 



A. Köhler konstruierte bekanntlich das „U. V. -Mikroskop", 

 welches gemäß Abbes Theorie infolge der Anwendung von ultra- 

 violettem Lichte von ungefähr der halben Wellenlänge, als wie beim 

 gewöhnlichen Mikroskop die mittlere Wellenlänge des sichtbaren Lichtes, 

 das doppelte Auflösungsvermögen besitzt. Mit dieser Vorrichtung 

 werden die Objekte durch monochromatisches, ultraviolettes Licht von 

 der Wellenlänge von 275 ju/u beleuchtet und in diesem Licht photogra- 

 phiert. Hierbei fand A. Köhler, daß die Mehrzahl der Präparate unter 

 dem Einfluß des ultravioletten Lichtes in sichtbarem Licht fluoreszierte, 

 was ja auch zu erwarten war. An sich bedeutete diese Erscheinung 

 für das zu lösende Problem bei der Einstellung des Bildes auf der 

 fluoreszierenden „Mattscheibe" eine wesentliche Störung, die durch 

 geeignete Konstruktion beseitigt wurde. A. Köhler weist aber auch 

 daraufhin, daß die Beobachtung dieses Eluoreszenzlichtes der mikro- 

 skopischen Präparate unter Umständen in manchen Fällen von Be- 

 deutung werden könnte. Freilich ist das U. V. -Mikroskop als solches 

 nicht hierzu geeignet , da auch das Mikroskopsystem nur für mono- 

 chromatisches Licht korrigiert ist. Es muß vielmehr seine gesamte 

 Beleuchtungsvorrichtung mit einem gewöhnlichen Mikroskop für. 

 optische Beobachtung kombiniert werden. 



Aber auch diese Anordnung hat noch verschiedene Mängel, ganz 

 abgesehen davon , daß das Erregungsgebiet für die meisten Körper 

 ein ausgedehnteres Intervall im Ultraviolett umfaßt. Der zur Be- 

 leuchtung des Objektes dienende Kegel von ultravioletten Strahlen 

 trifft bei Anwendung der sogenannten „Hellfeldbeleuchtung" die 

 Mikroskop -Optik und in geschwächtem Maße die Augenmedien, wo 

 er mehr oder weniger starke Fluoreszenz und dadurch eine Blendung 

 des Auges hervorruft. Köhler und Siedentopf verwendeten daher 

 einen Kondensor für „Dunkelfeldbeleuchtung" , d. h. einen Spiegel- 

 kondensor, bei welchem das Objekt das Licht nur ringförmig von 

 der Seite erhält, so daß Mikroskop und Auge von dem direkten ultra- 

 violetten Licht nicht getroffen werden 1 . 



Die Anwendung der Dunkelfeldbeleuchtung hat für das vor- 



l ) Von den genannten Herren gelegentlich eines Ferienkursus für 

 Mikroskopie in Wien im Jahre 1910 demonstriert. 



