424 Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. XXX. 4. 



liegende Problern wieder den Nachteil der relativ geringen Lichtstärke, 

 da die das Objekt treffenden Strahlen gewissermaßen jetzt nur in 

 einem Kegelmantel verlaufen, während sie bei „Hellfeldbeleuchtung" 

 einen ganzen Raumwinkel bis nahezu 180° ausfüllen können. Die 

 Dunkelfeldbeleuchtung ist also aus diesem Grunde und infolge der 

 Verwendung von monochromatischem Lichte in zweifacher Weise zu 

 lichtschwach und infolgedessen für die praktische Verwendung eben- 

 falls nicht geeignet. 



Die Lichtstärke wird nun bei Verwendung der Dunkelfeld- 

 beleuchtung in Verbindung mit dem im ersten Kapitel p. 420 beschrie- 

 benen U. V.- Filter erheblich erhöht, weil jetzt ein wesentlich größeres 

 Spektralintervall zur Wirkung kommt. 



Eine einfache Vorrichtung dieser Art ist die von mir verwendete 

 und bereits im ersten Kapitel auf p. 420 beschriebene Anordnung, wo- 

 bei gar kein eigentlicher Mikroskop -Kondensor vorhanden war. In 

 demselben Jahre (1910) habe ich in Gemeinschaft mit H. Siedentopf 

 mit einer vollkommeneren Anordnung eine feine Emulsion von Sidot- 

 blende beobachtet, wobei ein sogenannter Kardioid- Spiegelkondensor 

 zur Anwendung kam. Wir gelangten aber damals zu der Überzeugung, 



i ö a«m. ii ii ö ^.im b 



daß auch diese Kombination eine weitere Verfolgung der mikro- 

 skopischen Beobachtung von lumineszierenden Objekten noch nicht 

 aussichtsreich genug erscheinen ließ. Gleichwohl habe ich gelegentlich 

 noch einige Beobachtungen, so gut es eben ging, angestellt, z. B. in 

 Gemeinschaft mit H. Stübel 1 an lebenden Infusorien im „hängenden 

 Tropfen" , um die Wirkungen der ultravioletten Strahlen auf die 

 Lebensfähigkeit der Tiere zu untersuchen. 



In demselben Jahre (1911) hat Helmstedt 2 eine ganz ähnliche 

 Versuchsanordnung beschrieben, die von der Firma Reichert in Wien 

 in den Handel gebracht wird. Er verwendet ebenfalls mein ü. V.- 

 Filter und einen Kondensor für Dunkelfeldbeleuchtung, jedoch keinen 

 Spiegelkondensor, sondern den bekannten dreilinsigeu AßBESchen 

 Quarzkondensor mit Sternblende, die den mittleren Teil bis zu einer 

 Apertur 1*0 abblendet. Da der vollgeöffnete Kondensor die Apertur 

 1-45 besitzt, so bleibt infolge der Sternblende nur eine solche von 

 0-45 übrig. Das bedeutet also einen starken Lichtverlust gegenüber 



J ) Stübel, H. , Die Fluoreszenz tierischer Gewebe im ultravioletten 

 Licht (Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. CXLII, 1911). 



-) Heimstedt, Das Fluoreszenz -Mikroskop (Physik. Zeitschr. Jahrg. 



1911, p. 1010). 



