XXX, 4. Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. 443 



Objektteile die Lichtquelle für anisotrope Objektteile bilden. Letztere 

 Ursache konnte ich nur an stark absorbierenden Kristallen feststellen. 

 Ebenso habe ich keine Änderung des Schwingungszustandes des 

 Lumineszenzlichtes feststellen können, wenn die erregend en ultra- 

 violetten Strahlen durch einen Polarisator gingen. Das polarisierte 

 unsichtbare Licht wird also in natürliches , sichtbares transformiert. 



Nur das magnetische Feld vermag den Schwingungszustand des 

 Lumineszenzlichtes zu ändern (vgl. p. 436). Temperatur- 1 und Druck- 

 änderungen 2 beeinflussen nur die Intensität der Emission. 



Wenn man die lumineszierenden Präparate in Wasser einbettet 

 (falls sie dadurch nicht aufgelöst werden) , so müßte nach obigen 

 Erörterungen (auf p. 432) ihre scheinbare Gesamthelligkeit ungefähr 

 um 50 Prozent wachsen , denn jetzt nach Beseitigung der Brechung 

 werden auch die dem Beobachter zugekehrten Außenseiten bei ge- 

 nügender Neigung nach dem Lommel sehen Gesetz strahlen. Diese 

 erhebliche Helligkeitsvermehrung tritt aber nur bei solchen Körpern 

 ein , welche die erregenden Strahlen relativ wenig absorbieren , die 

 also in ihrer ganzen Masse gleichmäßig leuchten. 3 Bei stark ab- 

 sorbierenden Körpern dagegen wird ja die Rückseite , d. h. also die 

 dem Beobachter zugekehrte Außenseite nur verhältnismäßig wenig 

 lumineszieren , soweit z. B. diese Flächen durch Reflexion an den 

 Mikroskopteilen usw. indirekt ultraviolette Strahlung erhalten; denn 

 der Mikroskop - Kondensor bestrahlt den Körper ja unter einem 

 Öffnungswinkel von noch nicht 180°. Je stärker also der 

 Körper die erregenden Strahlen absorbiert, eine um 

 so geringere Helligkeitssteigerung wird man durch 

 Einbettung des Körpers in Wasser im Lumineszenz- 

 Mikroskop festellen können. 



Es könnte daher naheliegend erscheinen , die Beleuchtung* - 

 Vorrichtung so zu konstruieren, daß der Kegel der erregenden Strahlen 

 seitlich oder von vorn, d. h. in der Sehrichtung, wie es beim „Vertikal- 

 Illuminator" für sichtbares Licht erzielt ist, auf das in Wasser ge- 

 bettete Objekt fällt. Dem ist zunächst entgegenzuhalten die konstruktive 

 Schwierigkeit, die hier erforderliche Apertur des Beleuchtungssystems 

 zu erreichen ; ferner ist die Einbettung in Wasser bei vielen Körpern 

 nicht möglich, da sie sich darin verändern. Letzteres gilt namentlich 



*) Goldstein, E., 1. c. 



2 ) Pauli, W. E., 1. c. 



3 ) Dabei ist natürlich vorausgesetzt, daß die I'otalreflexion am Deckglas 

 ebenfalls nicht eintritt und alle Strahlen vom Objektiv aufgenommen werden. 



