448 Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. XXX, 4. 



jedoch nicht der übliche Silberspiegel benutzt werden, da Silber ge- 

 rade in dem Intervall von 300 bis 400 jtt stark durchlässig ist. 

 Als geeigneter Mikroskopspiegel wurde daher ein total reflektieren- 

 des rechtwinkliges Bergkristallprisma in zwei zueinander senkrechten 

 Richtungen leicht justierbar auf obengenannten Untersatz zwischen dem 

 Mikroskopfuß montiert. Die Kristallachse des Prismas liegt sym- 

 metrisch zum ein- und austretenden Strahl, so daß die Doppelbrechung 

 unmerklich wird. In der Figur 1 ist die würfelförmige Fassung 

 des Prismas , sowie der Justierhebel unter dem Mikroskop sichtbar. 



Über dem Prisma befindet sich der Abbe sehe Mikroskopkondensor, 

 der ebenfalls aus Bergkristall hergestellt ist. Er ist nahezu aplanatisch 

 und besteht aus vier Linsen mit der Gesamtbrennweite von 4 mm 

 und der numerischen Apertur 1*30. Durch Benutzung von nur zwei 

 oder drei Linsen des Kondensors kann je nach Bedarf bei Ver- 

 wendung schwächerer oder stärkerer Mikroskop- Objektive ein größeres 

 oder kleineres „objektseitiges Sehfeld" erzielt werden. Alsdann ist 

 die Brennweite 17 bzw. 7 mm und die Apertur - 3 bzw. 0*8. Die 

 stärkeren Aperturen sind mit Vorteil nur dann zu verwenden, wenn 

 die oberste Linsenfläche des Kondensors mit der unteren Fläche des 

 Objektträgers optisch mit Wasser, und wenn das Objekt ebenfalls 

 durch eine geeignete Flüssigkeit mit dem Objektträger verbunden 

 wird. Der Objektträger besteht natürlich ebenfalls aus Bergkristall. 



Unter dem Kondensor läßt sich eine fluoreszierende Uranglas- 

 platte in den Strahlengang einschieben , auf der man unten mittels 

 eines auf den Mikroskopfuß gelegten Spiegels die Einstellung des 

 Bildes der Lichtquelle beobachten kann. 



Die soeben beschriebene Zusammenstellung von reflektierendem 

 Prisma mit dem Kondensor aus Bergkristall, der Uranglasplatte und 

 dem Objektivträger aus Quarz ist von dem KÖHLERSchen U. V. -Mikro- 

 skop * übernommen worden. 



Der wichtigste Bestandteil des Lumineszenz -Mikroskopes ist, 

 wie schon auf p. 425 erwähnt wurde, das Deckglas' 2 . Es besteht 

 aus einer bestimmten Sorte von Euphosglas (No. 5) von einer für 

 die Korrektion der Mikroskop -Objektive erforderlichen optischen Dicke. 

 Dieses Glas erfüllt also praktisch die erforderlichen Bedingungen 

 der vollkommenen Absorption der ultravioletten, der vollkommenen 



x ) Siehe Zitat auf p. 422. 



2 ) Gesetzlich geschützt durch ein D. R. G. M. und ein österreichisches 

 Patent. 



