452 Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. XXX, 4. 



bettung in Wasser das ganze Resultat in Frage stellen kann. Es wird 

 später bei den speziellen Anwendungen des Lumineszenz -Mikroskope« 

 diese außerordentlich wichtige Tatsache wiederholt berührt werden. 



Eine wesentliche Erhöhung der Beleuchtungsstärke in der Objekt- 

 ebene läßt sich durch Anwendung einer stärkeren Bogenlampe erzielen, 

 wie sie etwa in Figur 2 (auf beigehefteter Tafel) dargestellt ist. Es 

 ist das eine selbstregulierende Lampe für 80 Ampere Gleichstrom, die 

 mit Eisenlichtkohlen leidlich brennt (mit Nickellichtkohlen wird sie ver- 

 mutlich ruhiger brennen, doch habe ich diese Lampe daraufhin nicht 

 geprüft). Die höhere Beleuchtungsstärke im Objekt wird dadurch er- 

 zielt, daß die Strahlen der Lichtquelle von größerer Ausdehnung auf 

 eine gleiche Fläche konzentriert werden, wie bei der kleineren Lampe. 

 Für direkte Beobachtung der lumineszierenden Objekte reicht jedoch 

 die kleine Lampe vollkommen aus; nur bei den weiter unten beschrie- 

 benen Beobachtungsmethoden, wobei das von den kleinen Objekten aus- 

 gestrahlte Licht durch das Spektroskop, Polariskop oder Phosphoroskop 

 untersucht wird, ist oft die stärkere Lichtquelle von Vorteil. 



Es ist bisweilen wünschenswert, das lumineszierende Objekt im 

 sichtbaren durchfallenden Licht (nach der Hellfeldmethode) zu prüfen. 

 Das kann sehr rasch und bequem dadurch geschehen, daß man die 

 oben auf p. 448 erwähnte Uranglasplatte unter den Kondensor ein- 

 schiebt , indem man einfach die unter dem Kondensor mit Gelenk 

 angebrachte Irisblende , auf der die Uranglasplatte liegt , in den 

 Strahlengang einklappt 1 . Das Uranglas leuchtet nämttch unter dem 

 Einfluß des ultravioletten Lichtes so stark hellgrün , daß man in 

 diesem Lichte recht gut beobachten kann. Will man im weißen 

 Lichte beobachten, so muß man anstatt des Uranglases eine weißlich 

 fluoreszierende Schicht einschalten , z. B. eine Lösung von Äsculin 

 oder von Salizylsäure. Sie kann auch mosaikartig aus verschieden- 

 farbig leuchtenden Teilchen zusammengesetzt sein, so daß ein weißes 

 Fluoreszenzlicht resultiert , z. B. aus einer geeigneten Auswahl der 

 bekannten rot, grün und blau fluoreszierenden Platindoppelsalze. 



Mit Hilfe des Lumineszenz -Mikroskopes lassen sich nun an den 

 Objekten schon aus der lokalen Verteilung der lumineszierenden Sub- 

 stanz , aus der Farbe und der Intensität des Lumineszenzlichtes in 

 Verbindung mit den Angaben über die Herkunft, die Entstehung usw. 

 des Präparates oft wichtige Schlüsse ziehen. Bisweilen lassen sich 



x ) Diese Beleuchtungsart ist nach meinen Angaben dem ZEiss-Werk 



in Jena durch ein D. R. Gr. M. geschützt. 



