450 Lehmann: Das Lumineszenz- Mikroskop. XXX, 4. 



sei es, daß man sich dadurch das Naturdokument einer seltenen Er- 

 scheinung- verschaffen will , oder sei es , daß man eine bequemere 

 Messung auf der photographischen Platte ausführen will , die am 

 Präparat, z.B. wegen der Lichtschwäche, schwierig ist, oder daß 

 man sehr schwache Lumineszenz durch lange Belichtung auf der 

 Platte überhaupt erst sichtbar machen will , oder sei es schließlich, 

 daß man unsichtbare Lumineszenz (ultrarote oder ultraviolette , so- 

 weit sie das Glas der Mikroskop -Optik durchdringt) nachweisen will. 

 Die Aufnahmen sind dann jederzeit zu Demonstrationszwecken zur 

 Verfügung ; besonders eignen sich hierfür Aufnahmen in natürlichen 

 Farben auf Lumiere- Autochromplatten, welche die Farbenpracht 

 der lumineszierenden Objekte recht gut wiedergeben. 



Die Versuchsanordnung für die photographischen Aufnahmen 

 ist im Prinzip dieselbe , wie für visuelle Beobachtung ; sie ist in 

 Figur 2 1 dargestellt ; die erforderlichen Zusätze und Abänderungen 

 sind folgende : Als Lichtquelle dient die schon auf p. 452 erwähnte, 

 selbstregulierende Bogenlampe für 30 Ampere mit Eisenlichtkohlen. 

 Hier ist natürlich eine hohe Lichtstärke wünschenswert , um die 

 Expositionszeit möglichst abzukürzen. Das selbstregulierende Werk 

 ist aus Bequemlichkeitsgründen bei langer Exposition gewählt worden. 



Der Quarzkollektor und das Ergänzungsfilter sind von der Lampe 

 getrennt auf besonderen Reitern befestigt. 



Die Konzentration der Kupfersulfat- undNitrosodimethylanilinlösung 

 des U. V. -Filters sind im allgemeinen dieselben wie bei visueller 

 Beobachtung; bei sehr lichtschwachen Erscheinungen und für farbige 

 Aufnahmen kann man sie jedoch schwächer nehmen. Zur Erzielung 

 richtiger Farbwerte mittels der Autochromplatte muß nämlich noch 

 ein stark gelbgefärbtes Korrektionsfilter , welches das Violett fast 

 ganz absorbiert, hinter das Objekt geschaltet werden. Ich werde 

 am Schluß des sechsten Kapitels bei den Beispielen nähere Angaben 

 hierüber machen. 



Die übrige Anordnung erfährt keine Abänderung; auch das 

 Euphosdeckglas ist zu verwenden. 



Als Mikroskop -Objektiv für farbige Aufnahmen ist auch hier 

 wieder besonders empfehlenswert der Apochromat mit 16 mm Äqui- 

 valent-Brennweite in Verbindung mit dem Kompensationsokular No. 4. 



Als photographische Camera ist in Figur 2 die große Vertikal - 

 Camera angesetzt, die bis zu einem Plattenformat von 13X18 qcm 



*) Auf beigegebener Tafel. 



