480 



Brandt: Über einen neuen elektrischen Heizapparat. XXX, 4. 



anpassen, wo man mit anderen Heizkörpern schon gar nicht mehr 

 dazwischen gelangt. 



Der elektrische Heizdraht in Form der Schraubenwindung oder 

 der Spirale ist merkwürdigerweise bislang noch kaum empfohlen 

 worden, wenngleich zwei unserer größten optischen Firmen solche an- 

 fertigen. Die elektrische Heizung, wie sie Zeiss, Leitz u. a. bauen, 

 ist entweder eine geschlossene Metallkapsel, die in einer Isolier- 

 füllung den Heizdraht in Spulenform enthält (Erhitzung der ganzen 

 Kapsel) oder sie bildet eine aus starkem Platindraht bestehende 

 Schraubenlinie , die sich in einer runden Aussparung in einer dem- 

 entsprechend dicken Vulkanfiberdoppelplatte befindet. Letztgenannte 

 Ausfuhrung wurde auch im physikalischen Institut der technischen 



Etwa 1 / 2 nat. Größe. 



Hochschule in Karlsruhe zur Untersuchung Lehmann scher flüssiger 

 Kristalle angefertigt und benutzt. 



Die Nachteile vorstehender Apparaturen sind folgende : Es 

 dauert vor allem längere Zeit, bis die den Heizdraht enthaltende 

 Kapsel , resp. der Tisch , erwärmt und wieder abgekühlt ist ; mit 

 anderen Worten, eine schnelle Temperaturregulation, die sich sofort 

 dem manuell veränderten Widerstände anpaßt, und auf die es in 

 vielen Fällen doch sehr ankommt, ist dabei ausgeschlossen. Ferner 

 ist durch die starken Platindrähte eine unnötige Erhitzung der auf der 

 optischen Achse des Mikroskops naturgemäß stark zusammengedrängten 

 Systeme (Objektiv, Kondensor oder Nikol) unvermeidlich, die unter 

 Umständen zu schwerer Schädigung der Glassysteme führen kann. — 

 Dann sind es die starken Ströme , die die Anwendung der Appa- 

 ratur unpraktisch und unrentabel machen. Die in den Betrieb ein- 

 zuschaltenden Ströme sind durch Widerstände abgedrosselte llOvoltige, 

 bei 5 Ampere etwa 50 bis 60 Watt betragende S'romquantitäten, die 



