XXX, 4. Brandt: Über einen neuen elektrischen Heizapparat. 433 



die Spirale gestellt werden kann, ist die, daß eine 6 Volt- Akkumu- 

 latorenbatterie den Draht bei einer Belastung von 3 Ampere (etwa 

 18 Watt) nicht augenblicklich durchbrennen soll. Dann befindet sich 

 aber auch die Spirale in heller Weißglut bei etwa 1800°. 



Zum Betriebe reicht eine kleine 6 Volt-Akkumulatorenbatterie 

 völlig aus. Die Temperaturregulierung geschieht mittels eines kleinen 

 Schiebewiderstandes von etwa 15 bis 20 Ohm (Nickelindraht ; Dicke 

 = 0*5 mm bei etwa 100 bis 130 Windungen). Die Temperatur- 

 änderuno; folgt fast augenblicklich der Verschiebung des Widerstandes. 



Die Luftkühlung. 



Bei den meisten Arbeiten wird es sich darum handeln , ein 

 Temperaturgefälle im Gesichtsfeld herzustellen. Man überhitzt mit 

 der Heizung etwas und bläst von oben einen kalten Luftstrom auf 

 das Deckglas. Zu diesem Zwecke ließ ich eine praktische kleine 

 Luftkühlung herstellen, die aus einer kleinen Düse besteht, die ihrer- 

 seits mittels verstellbarer Lasche an jeder beliebigen Objektivfassung 

 angebracht werden kann. Die Düse ist durch einen Gummischlauch 

 mit einem kleinen Gummihandgebläse verbunden. Bei leisestem Druck 

 auf das Gebläse entströmt der Düse ein feiner Luftstrahl, der sich 

 auf die Stelle am Deckglase richtet, durch die die optische Achse 

 hindurchgeht. 



Die Polarisationseinrichtung. 



Bei Mikroskopstativen, die nicht gerade Spezialinstrumente sind, 

 wird für gewöhnlich ein eventuell benötigter Analysator auf das Okular 

 aufgesteckt. Dies birgt manche Nachteile in sich, vor allem den, daß 

 das Auge weiter vom Okular entfernt wird, worauf ja bei dem Bau des 

 Okulars durch eine irgendwie angebrachte Korrektion keine Rücksicht 

 genommen wird. Ferner wird dem Beobachtenden durch das Prisma 

 das Gesichtsfeld meistens in unangenehmer Weise beschnitten. Im 

 auch da eine Abhilfsmöglichkeit zu schaffen, ließ ich von einem 

 Objektiv das Verbindungsstück zwischen eigentlicher Objektivlinse 

 und Revolver (resp. Tubus) ausbohren und einen Analysatornikol 

 hineinkitten. An dieser Stelle der optischen Achse ist das Licht- 

 strahlenbündel noch so dünn, daß es die Wände des Prismas nicht 

 streift. Hierdurch konnte obenstehenden Mängeln abgeholfen werden. 



31* 



