542 Referate. XXX, 4. 



ist er bequemer als das Mikroskop, weil er nicht so ermüdend wirkt 

 wie dieses; ebenso können Messungen sehr genau mit ihm ausgeführt 

 werden. Weitere Vorteile sind seine Verwendbarkeit zu mikrophoto- 

 graphischen Aufnahmen selbst bei stärkster Vergrößerung sowie die 

 Projektion von Diapositiven bis zum Format 9X12 und von Über- 

 sichtsbildern bis zur Größe von 24 mm Durchmesser. So können mit 

 ihm bequem die Gesetze der Doppelbrechung und Polarisation an Kristall- 

 platten vorgeführt werden. V. Dürrfeld (Oldenburg i. Gr.). 



Uerek , 31., Zur Messung der Doppelbrechung haupt- 

 sächlich mit Hilfe des Polarisationsmikroskops 

 (Zentralbl. f. Miner. usw. 1913, p. 388 — 396, 427—435, 

 464—470, 580—582 m. 2 Textfigg.). 

 Verf. gibt einen neuen, drehbaren Kompensator an von einfacher 

 Konstruktion und leichter Handhabung. Als Kompensatormineral ist 

 Kalkspat verwandt. Ein etwa 0"1 mm dickes Blättchen, das senk- 

 recht zur optischen Achse geschnitten ist, ist in einem Messingschieber 

 gefaßt. Der Kompensator ist an jedem Polarisationsinstrument ver- 

 wendbar, also nicht an die Anwendung eines Aufsatzanalysators oder 

 besondern Okulars gebunden. Vergleichsmessungen des Berek sehen 

 mit dem BABiNETSchen Kompensator ergaben, daß seine Empfindlich- 

 keit und seine Zuverlässigkeit diesem nicht nachsteht und für geringe 

 Gangunterschiede sogar größer ist. Die Farbfolge ist der der Quarz- 

 keilkompensatoren genähert , der Meßbereich kann durch beliebige 

 Wahl der Dicke des Kompensatorblättchens erweitert werden ; bei der 

 oben angegebenen Dicke umfaßt er auf jeder Seite von der Null- 

 Stellung an ungefähr vier Ordnungen. Aus den Brechungsgesetzen 

 hat Verf. eine einfache Formel für die Beziehung zwischen Einstellung 

 und Größe des Gangunterschieds abgeleitet. Die optische Werkstätte 

 von E. Leitz in Wetzlar gibt dem Kompensator eine Logarithmentafel 

 bei , welche die Berechnung der Meßresultate erleichtert. Bei der 

 Benutzung dieses Kompensators werden besonders Fehler in der 

 .lnstierung der Kristallplatte reduziert 



F. Dürr fehl (Oldenburg i. Gr.). 



Leitmeier, H., Bemerkungen über die Unterschiede in 

 den Angaben von Schmelzpunkten der Silikate 

 (Zentralbl. f. Miner. usw. 1913, p. 513—516). 

 Die Verschiedenheiten in den Angaben über Schmelzpunkte von 



Silikaten, je nachdem sie nach der optischen oder thermischen Methode 



