14 Friedioann: Einstellung von Celloidinobjecten im Mikrotom. XVIII, 1. 



angeordnet sind, dass das zu beobachtende Object in den Schnitt- 

 punkt ihrer optischen Achsen zu liegen kommt, und zweitens zwei 

 verstellbare Prismen, welche die von diesen Objecten ausgehenden 

 Central strahlen nach zweimaliger Spiegelung parallel zu einander ge- 

 sondert in die Augen eintreten lassen. 



Die Prismen lassen sich durch Verstellung (mit Hilfe der Schraube 

 SS' in der Figur) in diejenige Entfernung bringen, die dem Pupillen- 

 abstande des jeweiligen Beobachters entspricht, ein Umstand, der 

 für die Erzielung eines guten stereoskopischen Bildes von besonderer 

 Bedeutung ist. 



Wien, am 31. März 1901. 



[Eingegangen am 2. April 1901.] 



[Aus dem I. Anatomischen Institute in Wien.] 



Physikalisches Verfahren 

 zur Einstellung von Celloidinobjecten im Mikrotom. 



Von 



Cand. med. Eugen Friedmaiin, 



Demonstrator. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Ausgehend von der Thatsache, dass der Spiegel einer Flüssig- 

 keit seine Lage beibehält, gleichgültig wie die Stellung des Gelasses 

 sei, in dem sie sich befindet, begann ich zu versuchen, das übliche 

 Verfahren, Celloidinobjecte im Mikrotome zum Schneiden in einer 

 bestimmten Ebene nach dem Augenmaasse einzustellen, von diesem 

 physikalischen Verhältnisse abhängig und somit exact zu gestalten. 

 Dabei sollten die Ebene, in der das Präparat geschnitten werden 

 soll (Objectebene), und die Messerebene dadurch in Febereinstimmung 

 gebracht werden, dass sie nach dem Flüssigkeitsspiegel gerichtet 

 würden. Nach mancherlei Experimenten in dieser Richtung, die 



