XVIII, 1. Fried mann: Einstellung von Cell oi'dinobjecten im Mikrotom. 15 



darauf abzielten, den Flüssigkeitsspiegel respective einen Schwimmer 

 zur Einstellung zu benützen, die aber zu keinem befriedigenden Re- 

 sultate führten, ersetzte ich diese durch eine Libelle und gelangte 

 damit zu dem Verfahren, welches eine bequeme und exacte Ein- 

 stellung innerhalb weniger Minuten ermöglicht. 



Der dabei erforderliche Apparat besteht aus Folgendem : 

 1) Einem kreisförmigen Ringe, der an drei in gleicher Distanz 

 von einander liegenden Stellen von Schrauben durchbohrt wird, welche 

 sich in der Ebene des Ringes bewegen lassen. Fieber diesen Stellen 

 erheben sich drei Stützen von gleicher Länge, die einen platten Ring 

 von gleichem Hohldurchmesser wie der vorige tragen. Auf seiner 



oR 



1. 



Oberseite sind vier Marken entsprechend zwei senkrecht auf ein- 

 ander stehenden Durchmessern angebracht. Bezüglich der genaueren 

 Grössen- und Formverhältnisse yerweise ich auf die Abbildungen. 



2) Einer kreisrunden planparallelen Scheibe aus Messingblech 

 (Durchmesser 6 cm). Auf ihrer Oberseite sind zwei Durchmesser 

 senkrecht zu einander eingeritzt, und mitten auf ihrer Fnterseite 

 sind sechs Spitzen angebracht, welche 1 mm lang sind und in der 

 Peripherie eines mit der Scheibe concentrischen Kreises von 6 mm 

 Durchmesser in gleichen Abständen stehen. 



3) Einer Stablibelle von grosser Leichtigkeit, am besten aus 

 Aluminium angefertigt. Mein Instrument wiegt 19 g und hat in 

 Uebereinstimmung mit der Grösse der übrigen Bestandtheile eine 

 Länge von 5' 5 cm. 



