16 Frieclraann: Einstellung von Celloidinobjecten im Mikrotom. XVIII, 1. 



4) Einem Stellbrett, wofern sich nicht Stellschrauben am Mikro- 

 tom selbst befinden. 



Der Apparat, 1 den ich verwende, ist mit Rücksicht auf die 

 Grössenverhältnisse der meisten Vogel- und kleiner Säugergehirne 

 angefertigt. Die zur Einstellung damit tauglichen Objecte müssen 

 noch über die Grenzen eines Kreises von 10 mm Durchmesser, 

 dürfen aber nicht mehr über die eines Kreises von 30 mm Durch- 

 messer hinausgehen. Für noch grössere oder noch kleinere Objecte, 

 bis zu einer gewissen durch die Natur der Verhältnisse gegebenen 

 Grenze, müssten die Dimensionen des Apparates entsprechend ge- 

 ändert werden. 



Die zur Einstellung gelangenden Celloi'dinobjecte sind in der 

 gewöhnlichen Weise auf einer Unterlage aufgeklebt. Es ist darauf 

 zu sehen, dass das Object allseitig gut von Celloi'din umkleidet ist, 

 um den Schrauben der Vorrichtung 1) Halt zu bieten, ohne dass 

 dabei das Object beschädigt würde ; ferner muss über dem Objecte 

 eine dicke Schichte Celloi'din liegen, welche das Anschneiden einer 

 Ebene ermöglicht. 2 



Die Einstellung erfolgt in zwei Etappen : der Horizontalstellung 

 der Messerebene und der Horizontalstellung der Objectebene. Ist 

 Beides besorgt, so muss das Messer durch die gewünschte Ebene 

 gehen. 



I) Horizontalstellung des Messers: Das Mikrotom wird 

 auf ein Stellbrett mit einem Schraubendreieck, dessen Basis dem 

 Arbeitenden zugewendet ist, so gesetzt, dass es die gegen den Ar- 

 beitenden gerichtete Höhe dieses Dreieckes einnimmt. Das Präparat 

 wird in der Klammer befestigt und darauf im Celloi'din über dem 

 Object eine Ebene zurechtgeschnitten. Sie entspricht der Messer- 

 ebene. Auf sie wird die Messingplatte mit den Spitzen, welche zur 

 Befestigung dienen, abwärts, mit leichtem Drucke aufgelegt. Die 

 beiden sich kreuzenden Linien auf der Oberseite sollen gegen die 

 rechte und linke Schraube gerichtet sein. Die Messingplatte dient 



J ) Der Apparat wurde von der Firma H. Dümler, Wien IX, 3 ange- 

 fertigt und kann von ihr bezogen werden. 



2 ) Es empfiehlt sich, dem Alkohol, in dem die Stücke aufbewahrt 

 werden, etwas Formol zuzusetzen (vgl. Dermatohistologische Technik von 

 Joseph u. Löwenbach); das Celloi'din wird dadurch knorpelhart und eignet 

 sich in Folge dessen lür die ferneren Proceduren, Anlegung der Messer- 

 ebene, Befestigung der unter 1) beschriebenen Vorrichtung in erhöhtem 

 Maasse. Es wird dadurch zudem weit schnittfähiger. 



