130 Moll: Apparat zur Einstellung des Protections -Mikroskops. XVIII, 2. 



Gehülfen überlassen, der die Apparate bedient. Es muss dann un- 

 bedingt der Vortragende selbst die scharfe Einstellung des Mikro- 

 skopes vollständig beherrschen. 



Im Laboratorium zu Groningen sind Katheder und Projections- 

 apparate in 6 Meter Entfernung von einander aufgestellt , während 

 ausserdem die letzteren sich in einem vom Hörsaale getrennten 

 Zimmerchen befinden. 



Am meisten auf der Hand liegend ist es natürlich , eine Ein- 

 richtung herzustellen, welche es erlaubt, aus dieser Entfernung die 

 Mikrometerschraube willkürlich hin und her zu bewegen. Man könnte 

 das erreichen entweder durch elektrische Uebertragung, 1 oder ganz 

 auf mechanischem Wege durch eine drehende Stange, oder mit Hülfe 

 der sogenannten „biegsamen Welle", die an Bohrwerkzeugen ver- 

 schiedener Art, zum Beispiel der Zahnärzte benutzt wird. 



Es standen dem aber Bedenken entgegen, hauptsächlich wegen 

 der schlechten Construction der Mikrometerschraube des in Groningen 

 vorhandenen Projections-Mikroskopes. Die ganze Einrichtung wurde 

 geliefert von der bekannten Firma Newton & Co. in London, und 

 ist in den Hauptsachen durchaus empfehlenswerth. Ein grosser 

 Nachtheil dieser Apparate ist es aber, dass die Arbeit der Metall- 

 theile derjenigen der besseren deutschen Werkstätten sehr wesent- 

 lich nachsteht. Besonders die Mikrometerschraube leistet nicht im 

 Entferntesten das, was man gegenwärtig von einer guten Construc- 

 tion erwarten darf. Es sind nun bei starken Vergrößerungen und 

 bei einer Entfernung des Projectionsschirmes von 6 Metern äusserst 

 winzige Drehungen der Schraube genügend, um grosse Verschieden- 

 heiten in der Einstellung hervorzurufen, und deshalb war von vorn- 

 herein wenig Gutes auf diesem Wege zu erwarten. Auch war es 

 nicht gut möglich, die Mikrometerschaube durch eine bessere zu 

 ersetzen. 



So wurde ich darauf geleitet, eine andere Lösung der Schwierig- 

 keit zu finden, und ich glaube, dass es mir gelungen ist, dieselbe 

 in einfacher und zweckentsprechender Weise zu überwinden. 



Bekanntlich kann man durch Abänderung der Entfernung zwi- 

 schen Ocular und Objectiv des Mikroskopes die Einstellung des 



x ) Auf dem im April 1901 in Rotterdam abgehaltenen Congress Nieder- 

 ländischer Mediciner und Naturforscher hat Herr Prof. Einthoven einen 

 Apparat arbeiten lassen, der nach diesem Princip construirt war, dessen 



Einrichtung mir aber sonst unbekannt ist. 



