XVIII, 2. Moll: Apparat zur Einstellung des Protections- Mikroskops. i;;i 



Präparates verändern. Man erreicht auf diese Weise dasselbe Re- 

 sultat wie durch Drehung der Mikrometerschraube , ja selbst ein 

 etwas besseres, denn jede Verschiebung des Oculars entspricht einer 

 sehr viel kleineren Bewegung der Schraube. Es ist also möglich, 

 mit Hülfe des Oculars beim gewöhnlichen Mikroskop eine viel ge- 

 nauere und feinere Einstellung zu erzielen. Ranvier 1 theilt denn 

 auch mit, dass er an seinem Mikroskope eine Einrichtung hat an- 

 bringen lassen , die es ermöglicht , das Ocular auf und nieder zu 

 bewegen, und dass er dieselbe bei feineren Beobachtungen benutze. 

 Natürlich kann man beim Projections -Mikroskop nach demselben 

 Princip verfahren und, wie einige vorläufige Versuche sogleich zeigten, 

 mit sehr gutem Erfolge. 



Zu einem solchen Versuche brachte ich einen festgestützten 

 hölzernen Querbalken vor dem Projections-Mikroskope an. Dieser 

 Querbalken trug einen ebenfalls hölzernen Schieber, in dem das 

 Ocular befestigt wurde , während das Mikroskop , welches mit dem 

 Querbalken gar nicht in Verbindung stand, nur das Objectiv trug. 

 Wurde der Schieber hin- und herbewegt, so wurde das Ocular mehr 

 oder weniger vom Objectiv entfernt; die Bewegungsbahn war etwa 

 5 cm. Die Bewegung geschah mittels eines Seiles , das ich , beim 

 Schirme stehend, in der Hand hielt , und das mir erlaubte die Ent- 

 fernung zwischen Ocular und Objectiv zu vergrössern. Die entgegen- 

 gesetzte Bewegung fand , sobald die Spannung des Seiles aufhörte, 

 durch entsprechend angebrachte Gewichte statt. 



Sogleich bei den ersten Versuchen erwies sich diese Einrichtung 

 als sehr zweckmässig ; die scharfe Einstellung war mindestens ebenso 

 leicht und genau regulirbar wie beim gewöhnlichen Mikroskop , und 

 es war ausserdem sehr leicht , den Schieber in jeder beliebigen 

 Stellung längere Zeit unbeweglich zu erhalten, wenn die scharfe 

 Einstellung eines gewissen Niveaus beibehalten werden sollte. 



Es war somit das Princip der Einrichtung der Hauptsache nach 

 sogleich gegeben, und es erübrigte nur, einen definitiven Apparat 

 herzustellen, welchen ich jetzt beschreiben will. 



Dieser definitive Apparat ist ganz aus Metall gearbeitet; er ist 

 in Figur 2 in Verbindung mit dem Mikroskop abgebildet. 



Bevor ich zur genaueren Beschreibung der Einzelheiten . die 

 manchen Leser vielleicht nicht besonders interessiren werden, über- 



J ) Ranvier, L., Technisches Lehrbuch der Histologie, übersetzt von 

 Nicati u. Wyss, Leipzig 1888, p. 9 f. ; vgl. Fig. 4 a. p. 10. 



9* 



