XVIII, 2. Moll: Apparat zur Einstellung des Protections- Mikroskops. 133 



ganz oben im Hörsaale , horizontal nach der Schirmwand läuft, 

 und sich dort neben dem Schirme an denjenigen Theil des Ap- 

 parates anschliesst, welcher in Figur 1 in Projection und zum 

 Theil im Durchschnitt dargestellt ist. Oben an der Wand befinden 

 sich nämlich zwei Holzscheiben, die fest mit einander verbunden 

 sind, und die beide am Rande eine ziemlich tiefe Rille besitzen, um 

 das Herabgleiten der Seile zu verhindern. Die Doppelscheibe ist 

 um eine Achse drehbar , welche in einem Metallbügel (a) an der 

 Wand befestigt ist. Das vom Mikroskop kommende , horizontale 

 Seil b ist nun in der Rille der kleinsten Scheibe befestigt, welche 

 einen wirksamen Radius von 2*1 cm besitzt. Wird die Scheibe nach 

 rechts gedreht , so wird damit das Seil heraufgezogen und also das 

 Ocular dem Schirme genähert. Es findet dieses aber statt , wenn 

 der Vortragende an dem herabhängenden Griffe c zieht, der durch 

 ein Drahtseil mit der grösseren Scheibe d verbunden ist. 



Der Radius dieser Scheibe beträgt 10'5 cm. Es hat die Ein- 

 richtung einen doppelten Zweck. Einestheils wird durch diese Ueber- 

 tragung die Kraft, welche der Vortragende anwenden muss, um die 

 Bewegung des Oculars zu vermitteln , äusserst gering. Es ist das 

 nicht ganz ohne Bedeutung, da die Gewichte des provisorischen, 

 hölzernen Apparates durch sehr starke Spiralfedern ersetzt wurden, 

 welche einen ziemlich grossen Widerstand leisten. 



Der Hauptvortheil aber ist eine bedeutende Verfeinerung der 

 Einstellungsbewegung. Die Bahn des Ocularschiebers ist bei dem 

 definitiven Apparate 5*5 cm lang, aber die Hand des Vortragenden 

 muss eine Strecke von etwa 26 cm zurücklegen, um den Schieber 

 von der einen nach der anderen Seite der Bahn zu bewegen. 



Es ist ein Leichtes , während dieser Verschiebung das Ocular 

 an zwanzig und mehr Stellen ruhen zu lassen, so dass in der That 

 die scharfe Einstellung hier in relativ feinerem Grade als beim ge- 

 wöhnlichen Mikroskop erreicht werden kann. 



Selbstverständlich ist es keineswegs nothwendig, die Doppel- 

 scheibe neben dem Schirme oben im Hörsaale anzubringen. Die- 

 selbe kann vielmehr überall in der Bahn des Seiles eingeschaltet 

 werden, wo es aus örtlichen Rücksichten am bequemsten ist. 



Noch ein zweiter Punkt sei hier berührt. Es muss beim ge- 

 wöhnlichen Mikroskop am Anfang der Beobachtung die Mikrometer- 

 schraube einen mittleren Stand haben, damit man ebenso gut auf 

 höher wie auf tiefer gelegene Niveaus des Präparates scharf ein- 

 stellen kann. Ebenso soll das auch beim Projections-Mikroskop der 



