134 Moll: Apparat zur Einstellung des Projections- Mikroskops. XVIII, 2. 



Fall sein. Es muss daher, bevor der Apparat in Benutzung ge- 

 nommen wird, der Ocularscbieber in einem mittleren Stande fest- 

 gebalten werden. Der Gehülfe beim Apparat besorgt dann mittels 

 der Mikrometerschraube so gut wie möglich die scharfe Einstellung, 

 etwa in der Mitte des Präparates , und dann wird weiter die 

 Einstellung vom Vortragenden selbst übernommen, wobei es dann 

 natürlich nöthig ist, das Ocular in beiden Richtungen bewegen zu 

 können. 



Es wird dies in einfachster Weise erreicht durch die Einrich- 

 tung des in Figur 1 im Längsschnitte abgebildeten Griffes , dessen 

 Ring (d), wenn die Projection eines Präparates beendet ist, von dem 

 Vortragenden auf den Nagel e geschoben wird. Dieser Nagel ist 

 in geeigneter Höhe in der Zimmerwand befestigt. Ist die Länge 

 des Seiles richtig bemessen, so wird also bei Nichtbenutzung des 

 Apparates das Ocular stets eine mittlere Stellung einnehmen. Um 

 , diese Stellung noch genauer reguliren zu können , befindet sich in 

 dem hohlen Griffe eine verschiebbare Stange (/"), welche sich durch 

 eine Schraube (g) in jeder beliebigen Lage fixiren lässt. 



Da die Doppelscheibe hoch oben im Hörsaale befestigt ist, be- 

 findet sich der Griff an einer langen Schnur, so dass der Vortragende, 

 während er die Einstellung regulirt, frei vor dem Schirme sich hin- 

 und herbewegen kann, sofern das nöthig ist, um bestimmte Theile 

 eines Präparates dem Auditorium zu zeigen. 



Wie man sieht, ist die ganze Einrichtung sehr einfach und 

 zweckentsprechend. Es sei mir aber erlaubt, auf einen Nachtheil 

 hinzuweisen. Es findet nämlich bei der Verschiebung des Oculars 

 bekanntlich eine kleine Aenderung in der Vergrösserung und in der 

 Lichtintensität des Feldes statt ; diese aber sind so geringe, dass sie 

 für das Auditorium keineswegs von Belang sind, meist vielleicht gar 

 nicht einmal die Aufmerksamkeit der Hörer auf sich lenken. Je 

 weiter das Ocular vom Objectiv entfernt wird, desto stärker wird 

 die Vergrösserung und desto geringer die Lichtintensität. 



Es werden aber auch die Acnderungen der Einstellung, welche 

 man erzielt, relativ geringer, je weiter das Ocular vom Objectiv 

 entfernt wird. Es ist somit nötbig, die normale Lage des Oculars 

 nicht in die Mitte seiner Bahn zu verlegen, sondern sie etwas mehr 

 nach der Seite des Objectivs zu verschieben. 



Die Erfahrung hat gelehrt, dass die mittlere Stellung am besten 

 so auf der 5*5 cm langen Bahn gewählt wird, dass eine Bewegung 

 von etwa 2*2 cm nach der Mikroskopseite und 3"3 cm nach der 



