XVIII, 2. Moll: Apparat zur Einstellung des Projections- Mikroskops. 135 



Schirmseite möglich ist. Diesen Stand kann man am Apparate ein- 

 für allemal durch ein paar Striche markiren. 



Eine andere Frage ist die , wie weit die Entfernung zwischen 

 Ocular und Objectiv im Mittelstande sein soll. Weil die Helligkeit 

 des Bildes bei Mikroprojectionen ein Alles beherrschender Factor 

 ist , könnte man geneigt sein , diesen Abstand zu verringern. Das 

 würde aber durchaus verfehlt sein, denn die Linsen werden dadurch 

 in ihrer Wirkung sehr beeinträchtigt. Es sind deshalb die Maasse 

 des Apparates so gewählt worden, dass in der oben besprochenen 

 mittleren Stellung die Entfernung zwischen Ocular und Objectiv die- 

 selbe ist wie beim Mikroskoptubus, der ursprünglich dem Instrumente 

 beigegeben war, und dessen Länge 15*5 cm beträgt. 



Ich gehe jetzt zu der genaueren Beschreibung des Apparates 

 über, so wie er im Laboratorium zu Groningen ausgeführt worden 

 ist, und wie er in Verbindung mit dem Projections - Mikroskop in 

 Figur 2 abgebildet ist. 



Das Mikroskop ist das im Verzeichniss der Firma Newton & Co. 

 unter dem Namen „Patent electric lantern microscope and micro- 

 polariscope 110. 5350" aufgeführte. Man sieht in der Figur den 

 schweren Metallbalken (a), auf dem das Mikroskop ruht. Er ist 

 vcrl »linden mit der grossen, drehbaren Laterne, welche im Katalog 

 als „Newton's uew patent triple rotating electric lantern no. 5345" 

 verzeichnet ist. Der ganze Apparat ist so aufgestellt, dass er sehr 

 leicht hin- und hergeschoben werden kann. Der Metallbalken (a) 

 wird in einer ebenfalls metallenen Gabel (b) durch eine Schraube (c) 

 festgehalten. Die beiden Enden dieser Gabel sind an der Wand 

 des Projectionszimmers befestigt. Es hat sich gezeigt, dass sonst, 

 ganz unabhängig von der Art der scharfen Einstellung sehr unan- 

 genehme Erschütterungen des Bildes vorkommen. Denn es ist noth- 

 wendig, die Laterne während der Projectionen mit starker Ver- 

 grösserung ab und zu zu berühren, weil der übrigens automatisch 

 centrirenden Lampe in solchen Fällen gelegentlich mit der Hand nach- 

 geholfen werden muss. 



Auf dem Balken a kann nun der Körper d durch Zahn und 

 Trieb bewegt werden. Die Schraube e dient also zur groben Ein- 

 stellung. Am Körper d befindet sich bei f die Mikrometerschraiibe. 

 indem dieser Körper im ursprünglichen Apparat den Mikroskoptubus 

 mit dem Objectiv (g) und dem Ocular (h) trägt. 



Wie aus der Figur ersichtlich , ist dieser Tubus jetzt in zwei 

 Theile zerlegt, einen Objectivtubus (?'), der am Mikroskop befestigt 



