XVIII, 2. Noll: Ein neuer Aether- Gefrierapparat für Mikrotome. 141 



Die Ausführung der JuNö'schen Instrumente war schon immer 

 in Rücksicht auf die Präzision der Arbeit eine vorzügliche, und ich 

 glaube, dass die Instrumente nunmehr, nach Einführung der Schlitten- 

 bremse , vergleichsweise sehr vollkommen sind. Es kommt ja wohl 

 überhaupt weniger darauf au, dass man einem ganz bestimmten 

 Mikrotommodell den Vorzug giebt, denn es wird verschiedene Modelle 

 geben , welche an sich vorzügliche Erfolge gestatten würden : Alles 

 hängt von der trefflichen Ausführung im Einzelnen ab, und gerade 

 diesen Vorzug glaube ich den JuNG'schen Mikrotomen nach meinen 

 Erfahrungen einräumen zu müssen. Die Schlittenbremse erzielt ferner 

 einen gewissen Abschluss in der Vollendung dieses Mikrotomtypus, 

 indem, wie ich glaube, durch dieselbe die fehlerhaften Wirkungen bis 

 auf das wirklich unvermeidliche Maass eingeschränkt werden. 



Tübingen, August 1901. 



[Eingegangen am 12. August 1901.] 



Ein neuer Aether -Gefrierapparat für Mikrotome. 



Von 



Dr. Alfred Noll 



in Jena. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Das Princip des Gefrierapparates , welchen ich in Folgendem 

 beschreibe, beruht darauf, durch Verdunsten von Aether im Vacuum 

 die zum Durchfrieren der Objecte erforderliche Kälte zu erzeugen. 



Der Apparat ist folgendermaassen zusammengesetzt (Figur 1): 

 Eine Kammer (K), auf deren obere Fläche das zu schneidende Ob- 

 ject zu liegen kommt , aus Messing gefertigt , dient zur Aufnahme 

 des Aethers. In der Ausführung, wie ich sie seit einiger Zeit auf 

 einem ScHANzE'schen Mikrotom benutze, ist ihre untere Fläche 4 zu 

 2'5 cm, die obere 2'5 zu 2 cm gross ; die Höhe beträgt 3 cm. Der 

 Stiel (c) dient zu ihrer Befestigung am Mikrotom. 



