142 Noll: Ein neuer Aether- Gefrierapparat für Mikrotome. XVIII, 2. 



An zwei benachbarten Seitenwänden der Kammer befinden sieh 

 die Ansatzrohre a und b , von welchen die Schläuche s r und s., (in 

 der Figur nur angedeutet) abgehen. Der erstere (s x ) führt zu einem 

 Glastrichter (T) mit Hahnverschluss , mittels dessen das Einfüllen 

 des Aethers geschieht ; der zweite (s 2 ) zu einer Saugvorrichtung (Pj, 

 am besten einer Wasserstrahlsaugpumpe , welche die Kammer luft- 

 leer machen und dadurch den Aether zum Verdunsten bringen soll. 

 Der letztere Schlauch muss dickwandig und von engem Lumen, der 

 erstere dünnwandig sein. 



Die Handhabung des Apparates ist folgende : Nachdem man 

 die Kammer auf dem Mikrotom befestigt und die Schläuche an- 

 gebracht hat (Figur 2), füllt man in den Trichter, dessen Hahn zu- 

 nächst geschlossen ist, eine bestimmte Menge Aether ein, hebt dann 

 den Trichter über das Niveau der Kammer, öffnet den Trichterhahn 

 und lässt den Aether in die Kammer einlaufen. Darauf schliesst 

 man den Hahn und stellt den Trichter bei Seite. Hierauf setzt man 

 durch Oeffnen des Wasserhahnes die Saugvorrichtung in Gang, in 

 Folge dessen der Apparat bis zum Hahn des Trichters luftleer ge- 

 macht wird und der Aether verdunstet. — Nach Verlauf von etwa 

 einer Minute beginnt eine solche Kälteentwicklung, dass ein auf der 



