XVIII, 2. Null: Ein neuer Aether -Gefrierapparat für Mikrotome. | |;; 



Kammer liegendes Object ins Frieren kommt. Bei der angegebenen 

 Grösse der Kammer und maximaler Füllung mit Aether hält das 

 Frieren etwa 15 Minuten an. 



Will man den Apparat ausser Thätigkeit setzen, sei es um mit dem 

 Schneiden aufzuhören oder um von neuem Aether einzufüllen, so öffnet 

 man zunächst den Trichterhahn und schliesst danach den Wasserhahn. 



2. 



Sollte das Aufstellen des Mikrotomes in der Nähe eines Wasser- 

 hahnes nicht möglich sein, so hilft man sich am besten dadurch, 

 dass man als Verbindung zwischen P und 2T, um ein allzu langes 

 Stück Schlauch zu ersparen, ein Glasrohr einschaltet. Die Wasser- 

 strahlsaugpumpe selbst schliesst man am zweckmässigsten an ein 

 Abzweigrohr der Wasserleitung über dem Ausgussbecken an. 



Die Vorzüge des Apparates scheinen mir darin zu liegen, dass 

 er einmal ganz unfehlbar funetionirt (es sind keine engen Bohrungen 

 vorhanden), zweitens, dass der Aetherverbrauch ein geringer ist, und 



